1000 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



Sur les déplacements des grands centres d'action de l'atmosphère, 

 par M. le général Alexis de Tillo. [Comptes rendus de l'Acad, 

 des sciences, t. CVl, p, io34, i888.) 



Sur les cyclones et les trombes, par M. J. Luvini. {Comptes rendus 

 de VAcad. des. sciences^ t. CVI, p. io35, 1888.) 



Nouveau thermomètre a gaz, par M. L. Cailletet. [Comptes rendus 

 de VAcad. des sciences, t. CVI, p. io53, 1888.) 



L'appareil est un thermomètre à hydrogène, à petit réservoir 

 communiquant avec un baromètre à siphon. A l'aide d'une ampoule 

 contenant du mercure et reliée à la partie inférieure du tube ba- 

 Tométrique, on amène dans chaque expérience, le niveau du mer- 

 cure à un même point de repère a dans la branche qui com- 

 munique avec l'hydrogène. Ce repère a est formé par la pointe 

 inférieure d'un fil de platine soudé dans le verre ; au moment où 

 le mercure touche cette pointe, le circuit d'un fil contenant une 

 sonnerie est fermé et l'observateur est ainsi averti. Il ferme alors 

 le robinet qui interrompt la communication du baromètre avec 

 celui de l'ampoule, et il lit la hauteur barométrique sur une gra- 

 duation dont le zéro correspond à l'extrémité du fil-repère a. Une 

 table, facile à calculer, donne alors immédiatement la tempéra- 

 ture par une simple lecture. 



Relations entre les mouvements barométriques et les positions de 

 LA Lune et du Soleil, par M. A. Poincaré. [Comptes rendus de 

 VAcad. des sciences, t. CVI, p. iioj;, 1888.) 



Sur le spectre de l'oxygène, par M. J. Janssen. [Comptes rendus de 

 VAcad. des sciences, t. CVI, p. 1118, 1888.) 



M. Olszewski, ayant examiné le spectred'absorptiondel'oxygène 

 liquide, y a trouvé les bandes estompées que M. Janssen avait dé- 



