ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 621 



connus, donl l'énergie se trouve ainsi empruntée à la rotation de 

 la Terre. 



Nouveau système de balance de précision a pesées rapides, par 

 M. V. Serrin. [Comptes rendus de lAcad. des sciences^ t. CXII, 

 p. i3o8, 1891.) 



Pour éviter F usage des cavaliers et des poids inférieurs au 

 décigramme, l'auteur suspend à un des bras du fléau l'extrémité 

 d'une petite chaîne, dont l'autre bout est fixé à un curseur glis- 

 sant sur une colonne centrale graduée en parties de deux milli- 

 mètres, dont chacune correspond aune surchage de 1 milligramme. 

 Un vernier permet d'atteindre le dixième de milligramme. 



Détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur, par M. C. 

 MicuLESCU. [Comptes rendus de VAcad. des sciences, t. CXU, 

 p. i3o8, 1891.) 



Un bâti horizontal est mobile autour des arêtes de deux cou- 

 teaux reposant sur des blocs de pierre. Il porte un moteur Gramme 

 d'un cheval, dont l'axe est dirigé suivant le prolongement des 

 arêtes des couteaux. Dans un calorimètre porté sur des chevalets 

 indépendants pénètre un axe muni d'hélices ; la boite à étoupes 

 est à l'intérieur du calorimètre pour écarter tout frottement exté- 

 rieur. Le mouvement du moteur, gêné parle frottement des héli- 

 ces, fait incliner le bâti en sens inverse de la rotation. On le 

 ramène à la position horizontale, en chargeant de poids un fléau 

 de balance. De la valeur de ces poids on déduit celle du travail. 

 La quantité de chaleur est mesurée par la méthode à température 

 constante. On fait circuler autour du calorimètre un courant d'eau 

 froide qui maintient la température invariable. On mesure par 

 une pince thermo-électrique la différence des températures de 

 l'eau à l'entrée et à la sortie. Le résultat des expériences a été : 



J = 426,7. 



