936 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



rant étant mesuré au moyen de l'électrodynamomètre absolu de 

 M. Pellat; 2° en unités électrostatiques, au moyen de l'électro- 

 mètre absolu de sir W. Thomson. 



Un courant i mesuré au moyen de Félectrodynamomètre absolu 

 développe, aux deux extrémités d'une résistance r formée d'un fil 

 nu plongé dans du pétrole, une différence de potentiel que l'on 

 oppose à un latimer-clark étalon T au moyen d'un électromètre 

 capillaire. La résistance r a été comparée aux étalons de M. Be- 

 noît. La force électromotrice T ainsi déterminée sert à mesurer 

 par opposition celles d'une série de treize éléments Latimer-Clark, 

 grâce à l'appoint d'une dérivation prise sur un courant. Enfin, le 

 courant d'uae pile de plusieurs centaines de petits éléments passe 

 par une série de n résistances de 100,000 ohms. La différence de 

 potentiel aux extrémités de chacune de ces n résistances est op- 

 posée aux treize éléments Latimer-Clark additionnés d'un appoint 

 convenable. D'autre part, la différence de potentiel totale aux 

 extrémités de cette série de n résistances est mesurée en unités 

 électrostatiques au moyen de Télectromètre absolu. 



L'auteur a fait une étude très précise de la vis micrométrique 

 de cet instrument, en le transformant en un sphéromètre et en 

 employant comme étalons d'épaisseur deux lames de quartz préa- 

 lablement étudiées par M. Macé de Lépinay. On a aussi mesuré 

 avec une règle graduée en laiton, comparée avec les étalons du 

 Bureau international des poids et mesures, les diamètres du pla- 

 teau mobile et de l'ouverture de l'anneau de garde, pour en dé- 

 duire l'épaisseur du sillon qui sépare ces deux pièces. Le calcul a 

 montré qu'on pouvait tenir compte de ce sillon vide, en supposant 

 qu'on ajoute simplement au plateau mobile une bande fictive de 

 largeur déterminée. 



Deux séries de vingt et de trente-trois expériences remarqua- 

 blement concordantes entre elles ont donné comme résultat défi- 

 nitif : 



u=i:3oo,9X 10*. 



Détermination de la constante diélectrique du verre a l'aide d'os- 

 cillations ÉLECTRIQUES TRÈS RAPIDES, par M. R. Blondlot. [Comptes 

 rendus de l'Acad. des sciences, t. CXII, p. io58, 1891 et Journal 

 de physique, 2^ série, t. X, p. 197, 1891.) 



M. J. Thomsom a déterminé la constante diélectrique du verre, 



