ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 1149 



Sur l'unité calorimétrique^ par M. Berthklot. [Journal de physi- 

 que, 2^ série, t. X, p. 169, 1891.) 



M. Bei'thelot expose les raisons pratiques qui doivent faire pré- 

 férer aux autres unités proposées l'unité de chaleur actuellement 

 adoptée (chaleur qu'il faut fournir à 1 gramme d'eau pour l'é- 

 chauffer de 0° à 1°). Il montre notamment que la chaleur spéci- 

 flque moyenne de l'eau entre 0° et 100° serait une unité d'un usage 

 difficile et peu précis. 



Contribution a l'étude du pouvoir inducteur spécifique des liquides, 

 par M. A, Pérot. [Journal de physique, 1^ série, t. X, p. i49, 

 1891.) 



M. Pérot emploie un appareil essentiellement formé de deux élec- 

 tromètres Thomson-Branly superposés, dont les aiguilles sont soli- 

 daires. Ces appareils fonctionnent idiostatiquement. Les groupes de 

 secteurs peuvent être mis en communication aveclespôles d'une pile 

 de 270 volts, et sont groupés de façon à produire dés actions con- 

 traires sur les deux aiguilles. L'électromètre inférieur peut être 

 immergé dans le liquide à expérimenter. On peut faire varier par 

 un mouvement micrométrique la distance des secteurs de l'élec- 

 tromètre supérieur à l'aiguille correspondante. On détermine les 

 positions p^ et p^ qu'il faut donner à ces secteurs pour maintenir 

 au zéro le système des aiguilles : i^ quand les deux électromètres 

 sont dans l'air; 2° quand l'électromètre inférieur est dans le li- 

 quide. On trouve dans ce dernier cas que la position p^ est indé- 

 pendante du temps de charge s'il atteint quelques minutes, et de 

 la différence de potentiel. L'électromètre supérieur étant ensuite 

 chargé seul dans les positions p^ et pg, on détermine les dévia- 

 tions de l'aiguille, et de ces mesures, on déduit le pouvoir induc- 

 teur Kj du liquide par rapport à l'air. 



Si alors on ramène les secteurs supérieurs à une position p^ in- 

 férieure à ^2, de façon à diminuer leur action sur l'aiguille, et 

 qu'on produise subitement la charge simultanée des deux appa- 

 reils, on observe une impulsion des aiguilles dans le sens de la 

 déviation produite par l'électromètre à air, puis une oscillation et 

 une déviation finale en sens contraire. C'est que le pouvoir induc- 

 teur au début est inférieur à Ko, puis s'accroît et atteint cette va- 



