1152 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



pensateur de Babinet en spath. La source était un bec Bunsen à 

 sel marin. Entre deux niçois étaient disposés : une fente mobile 

 dans un plan vertical, une lame mobile dans un plan vertical et 

 autour d'un axe vertical pour faire varier l'angle d'incidence;, un 

 objectif achromatique et un oculaire de Eresnel. L'orientation des 

 franges non localisées et la position des franges localisées par une 

 fente se sont trouvées d'accord avec les prévisions théoriques. 



Nouveau baromètre normal, par M. C. Kraiewitsch. [Journal de 

 physique, i^ série, t. X, p. 214, 1891.) 



Dans les parois des tubes barométriques existent de fins canaux 

 capillaires pleins d'air qui peuvent occuper des longueurs supé- 

 rieures à 5o<=™ et communiquent quelquefois avec la chambre 

 barométrique. L'auteur en a établi l'existence en les remplissant 

 d'huile de naphte colorée en rouge par de l'alcanine. L'air de ces 

 tubes en se répandant lentement dans la chambre barométrique 

 provoque des erreurs croissantes sur les mesures. M. Kraiewitsch 

 fait connaître une disposition qui permet défaire dans la chambre 

 barométrique un vide de o"^"^,oo3 environ, constaté avec une jauge 

 de Mac-Leod, et dans lequel une étincelle d'induction ne passe pas 

 entre deux fils de platine séparés par un intervalle d'un milli- 

 mètre. Il faut faire jouer la pompe à plusieurs reprises pendant 

 une quinzaine de jours, avant delà séparer du baromètre. Le vide 

 demeure alors aussi parfait que possible. 



Modèle portatif d'électromètre capillaire, par M. A. Berget. 

 [Journal de physique, 1^ série, t. X, p. 221, 1891.) 



Le tube terminé par la pointe capillaire est soudé à la cuvette. 

 Les deux mercures communiquent avec des fils de platine traver- 

 sant les parois du verre par des soudures. Un trou latéral permet 

 l'introduction des liquides dans la cuvette. 



I 



