662 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



Projection des phénomènes acoustiques, par MM. H. Rigollot 

 et A. Chavanon. (Journal de physique, 2 e série, t. II, p. 553.) 



Les auteurs décrivent un appareil qu'ils appellent capsule palmop- 

 tique et qui leur permet de projeter et d'étudier les phénomènes 

 acoustiques bien plus commodément qu'avec les capsules à flamme 

 monométrique de M. Kœnig. M. 



Galvanomètre universel, par M. Ducretet. (Journal de physique, 

 2 e série, t. II, p. 556.) 



La boussole des tangentes dont il s'agit offre l'avantage de donner 

 une mesure presque instantanée de l'intensité des courants. Celte 

 propriété est obtenue parla suppression des oscillations 4e l'aiguille, 

 qui est complètement immergée dans un liquide transparent enfermé 

 dans une boîte à compensation, comme on l'a déjà fait pour les 

 boussoles marines. Cette disposition, qui peut être adaptée à toute 

 espèce de galvanomètre, amortit les oscillations bien plus vite que 

 ne font les étouffoirs en cuivre ou les aimants puissants quelquefois 

 employés, et elle laisse à l'aiguille toute sa sensibilité. L'aiguille 

 aimantée, de très petites dimensions, est portée par une chape en 

 agate sur une pointe très fine non oxydable; elle se prolonge par 

 une tige très déliée en aluminium qui parcourt les divisions du 

 cadran. Le fond de la boîte est formé par un miroir platiné, l'index 

 de l'aiguille s'y réfléchit et la superposition de l'index à son image 

 écarte toute erreur de parallaxe. 



Le cadre multiplicateur circulaire est mobile le long de la règle 

 et peut être amené rapidement à une distance quelconque de l'ai- 

 guille à l'aide d'une crémaillère et d'un bouton. Grâce à cette dis- 

 position, la boussole peut être employée à la mesure soit de l'in- 

 tensité des courants, soit de la force électromotrice des piles, dans 

 des limites très étendues, de j- d'ampère à lioo ampères environ 

 pour l'intensité de— de volt jusqu'à 700 volts et au delà pour la 

 force électromotrice. M. 



Nouvelle modification de la pompe de Tapler, par M. Karavodiine. 

 (Journal de physique , 2 e série, t. II, p. 558.) 



Après avoir décrit les modifications qu'il a adoptées, l'auteur 



