214 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



fermées à la lampe et terminées par des boules en verre dont le 

 volume est beaucoup plus considérable que celui des parties cy- 

 lindriques. L'une des boules, ainsi que la branche qui lui corres- 

 pond, est complètement remplie d'eau acidulée avec de l'acide 

 phosphorique ; la seconde branche contient également un peu 

 de ce liquide à la partie inférieure, mais, dans la plus grande par- 

 tie de sa longueur, elle est remplie d'air à une pression déterminée, 

 ainsi que la boule qui la termine. La branche remplie de liquide 

 porte quatre fils en platine situés en regard l'un de l'autre deux 

 à deux, deux à la partie supérieure de la boule, et deux autres 

 dans la partie cylindrique un peu au-dessous du point le plus bas 

 de la boule. Si dans ces deux derniers on lance un courant élec- 

 trique, l'eau est décomposée et le mélange tonnant résultant de 

 cette décomposition s'accumule dans la boule supérieure, pen- 

 dant que le liquide refoulé dans la seconde branche remonte dans 

 celle-ci en comprimant l'air dans la seconde boule. Si l'on a eu 

 soin de noter le point de départ de la colonne liquide dans la se- 

 conde branche qui est divisée en parties d'égale capacité, ainsi 

 que le point où elle s'arrête quand on supprime le courant, on a 

 tous les éléments nécessaires pour connaître la quantité d'élec- 

 tricité dépensée pour engendrer le mélange tonnant ; et il est 

 facile de voir que, si le volume de ce mélange, mesuré par l'as- 

 cension du liquide dans la seconde branche, est toujours le même, 

 la quantité d'électricité nécessaire pour le produire sera égale- 

 ment invariable, et cela quelle que soit la température de l'ins- 

 trument, pourvu qu'elle soit la même dans les deux branches, 

 condition facile à réaliser. 



Pour que l'instrument puisse servir indéfiniment, il faut pouvoir 

 reformer l'eau décomposée à chaque opération : c'est à cela que 

 servent les fils de platine situés à la partie supérieure de la boule 

 où s'accumule le mélange tonnant. Il suffit de faire passer une 

 étincelle entre ces fils pour provoquer la combustion du mélange 

 tonnant ; l'eau acidulée vient alors remplir de nouveau la boule, 

 et l'instrument est prêt pour une nouvelle opération. M. 



Electromètre absolu spiiérique, par M. Lippmann. (Comptes rendus 

 de V Académie des Sciences, t. Cil, p. 666, 1886.) 



Cet instrument se compose essentiellement d'une sphère mé- 

 tallique isolée, que l'on porte au potentiel V que l'on désire con- 

 naître. 



