ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 263 



des dissolutions salines, l'auteur a pris pour termes de comparai- 

 son les solutions de chlorure de potassium; le travail actuel est une 

 étude approfondie de la conductibilité du chlorure de potassium 

 lui-même, aux divers états de dilution et aux diverses tempé- 

 ratures. 



Il a d'abord déterminé en valeur absolue la résistance spéci- 

 fique à o° d'une dissolution normale de chlorure de potassium, 

 contenant 74,^9 gr. de sel (un équivalent) par litre. Ensuite, et par 

 une double série de mesures relatives, il a comparé cette résis- 

 tance à celles d'autres solutions de chlorure de potassium conte- 

 nant de 3 équivalents à 0,001 équivalent de sel par litre, et à 

 des températures comprises entre o° et 3o°. 



La mesure absolue a été faite au moyen d'un tube capillaire 

 enroulé en spirale, successivement rempli de mercure pur à zéro 

 et de la dissolution normale de chlorure de potassium. La résis- 

 tance du mercure a été mesurée par la méthode du pont de 

 Wheatstone et celle du chlorure de potassium par la méthode 

 électrométrique. On obtient ainsi le rapport des deux résistances, 

 d'où l'on conclut la résistance spécifique de la dissolution. 



A propos des mesures relatives, l'auteur discute les différents 

 procédés qui ont été employés. « Trois méthodes, dit-il, ont été 

 proposées pour mesurer et comparer entre elles les résistances 

 liquides : la méthode des courants alternatifs, la méthode Paalzow 

 consistant à éliminer la polarisation des électrodes par l'emploi 

 d'électrodes de zinc dans une dissolution concentrée de sulfate de 

 zinc, et enfin la méthode électrométrique. Dans un travail anté- 

 rieur, exécuté en commun avec M. Foussereau, nous avons étudié 

 la méthode des courants alternatifs et reconnu que, dans le cas 

 des grandes dilutions, elle est très inférieure à la méthode élec- 

 trométrique. La même critique peut être adressée à la méthode 

 de Paalzow. Dans une série de mesures comparatives, j'ai pu cons- 

 tater que la polarisation des électrodes est absolument éliminée 

 quand on s'astreint à conserver à la branche du circuit contenant 

 l'électrolyte une résistance minimum d'une dizaine de mille ohms, 

 et l'on doit reconnaître que la méthode offre l'avantage d'une 

 très grande rapidité dans les mesures ; mais on est vite arrêté par 

 le défaut de sensibilité des galvanomètres. Quand la résistance 

 principale à mesurer atteint un mégohm, il me parait impossible 

 de répondre des résultats à plus de ~q près, tandis que les me- 

 sures électrométriques comportent au plus une erreur de ^ pour 

 des résistances encore plus fortes. » 



Revue des trav. scient. — T. VII, n° 5. 1F> 



