ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 26? 



Hygromètre enregistreur, par M. Alb. Nodon. (Comptes rendus 

 de V Académie des sciences, tome Cil, page 1.371, 1886.) 



Le principe de cet hygromètre est analogue à celui du thermo- 

 mètre métallique de Breguet. Il consiste en un ensemble défor- 

 mable de deux substances inégalement hygrométriques, tel 

 qu'une bande de papier ou de celluloïde recouverte de gélatine. 



Si l'on enroule ce bilame sous forme d'hélice, la gélatine étant 

 placée extérieurement, on constate que, sous l'influence de l'hu- 

 midité, cette hélice subit un mouvement d'enroulement provenant 

 de l'allongement de la gélatine et un mouvement de déroulement 

 sous l'influence inverse. 



L'auteur, après avoir décrit le modèle d'instrument qu'il pré- 

 sente, dit qu'il en a opéré la graduation par comparaison avec un 

 hygromètre à condensation placé dans une même enceinte, dont 

 on augmentait progressivement l'état hygrométrique à l'aide de 

 solutions d'acide sulfurique et d'eau de plus en plus étendues ; 

 un bain de sable modérément chauffé et déposé au-dessous de 

 l'enceinte, permettait en outre d'en faire varier la température. 



Les résultats de cette graduation sont assez intéressants: i° Les 

 angles dont s'enroulent les spirales sont proportionnels aux états 

 hygrométriques de l'air ambiant ; i° la température entre les 

 limites observées de io° à 35° C. est sans influence sur les indica- 

 tions de l'hygromètre ; 3° la constance de l'appareil est absolue ; 

 4° l'hygromètre se met dans l'espace d'une minute en équilibre 

 hygrométrique avec le milieu ambiant; 5° sa sensibilité peut être 

 rendue aussi grande qu'on le veut par l'accroissement proportion- 

 nel du nombre des spires de l'hélice. M. 



Loi de la conductibilité électrique des solutions salines de 

 concentration moyenne, par M. E. Bouty. (Comptes rendus de 

 i 'Académie des sciences, tome Cil, page 1372, 1886.) 



L'auteur a posé il y a quelque temps la loi des équivalents 

 relative aux dissolutions très étendues. Il s'occupe dans le travail 

 actuel de rechercher comment s'écartent de cette loi limite les 

 dissolutions de concentration moyenne. Après avoir été amené 

 à constater de nouveau que la loi d'équivalent est une loi limite 

 rigoureusement exacte, il établit que dans le cas des dissolutions 

 moins étendues l'écart d'un même sel par rapport à la loi des 



