414 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



M. Leduc aux conditions différentes dans lesquelles les expériences 

 ont été faites. M. 



Sur le pouvoir inducteur spécifique et la conductibilité des diélec- 

 triques. Relation entre la conductibilité et le pouvoir absor- 

 bant, par M. J. Curie. (Comptes rend, de VAcad. des sciences, 

 t. CIII, p. 928, 1886.) 



La méthode dont se sert l'auteur pour déterminer le pouvoir 

 inducteur spécifique et la conductibilité des diélectriques est une 

 méthode de réduction à zéro, basée sur l'emploi d'une lame de 

 quartz piézo-électrique comme instrument de mesure. 



Les propriétés de cet instrument sont les suivantes : les quanti- 

 tés d'électricité dégagées sont rigoureusement proportionnelles à 

 la pression ; elles sont indépendantes de la température entre io° 

 et 35°. 



Le corps dont on veut étudier les propriétés électriques est pris 

 à l'état de lame mince. On réalise un véritable condensateur avec 

 anneau de garde, en argentant ses deux faces et en découpant une 

 portion centrale sur la surface argentée de l'une d'elles, à l'aide 

 d'un simple trait fait avec la pointe d'une aiguille. La première 

 face, celle dont l'argenture est continue, est destinée à recevoir 

 la tension d'une pile de quelques éléments Daniell, l'anneau de 

 garde de la deuxième face communique constamment avec la terre, 

 il sert à la fois à réaliser un champ uniforme et à écarter toute 

 crainte de conductibilité superficielle. La portion centrale de la 

 deuxième face sert aux mesures. La méthode consiste à maintenir 

 constamment cette portion centrale au potentiel zéro à l'aide de 

 l'électricité fournie par le quartz piézo-électrique; un électromètre 

 Thomson, fonctionnant comme électroscope, sert à constater si 

 cette condition est bien remplie. Pour mesurer le pouvoir induc- 

 teur de la substance, on place ou l'on retire brusquement des 

 poids connus sur le plateau de quartz piézo-électrique en même 

 temps que l'on charge ou que l'on décharge électriquement la 

 première face du condensateur ; il faut chercher le poids néces- 

 saire pour que l'image de l'électromètre reste au zéro. La charge 

 matérielle du quartz mesure précisément la charge condensée 

 dans la portion centrale de la lame. 



Pour mesurer la conductibilité, on compense exactement l'élec- 

 tricité provenant d'un courant qui traverse la lame par l'électri- 

 cité qui se dégage du quartz piézo-électrique lorsqu'on le soumet 



