120 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 



riables appartient à une substance différente. Si, dans les diverses 

 combinaisons, chacune de ces substances se comporte diffé- 

 remment; si chacune, à l'état de sulfate ou d'azotate, s'hydrate 

 plus ou moins, suivant qu'elle est en présence d'un sel ou d'un 

 autre, on voit que les bandes correspondantes devront subir des 

 modifications individuelles analogues à celles qu'on observe. Il 

 importe d'ajouter que ce sont précisément des différences de cet 

 ordre, dans leurs propriétés chimiques qui ont permis de séparer 

 plusieurs groupes de ces matières. 



On a donc là une méthode permettant de caractériser des 

 substances chimiquement différentes. M, 



Sur une pile étalon par M. Gouy. (Comptes rendus de VAcad. des 

 Sciences, t. CIV, p. 781, 1887.) 



Voici la description de la pile que propose M. Gouy : L'élément 

 est formé de zinc, sulfate de zinc, mercure etbioxyde de mercure. 

 La forme la plus convenable est celle d'un flacon dont le fond est 

 occupé par le mercure, en couche de o m ,o2 ou o m ,o3; un fil de 

 platine scellé dans un tube de verre y pénètre et forme le pôle 

 positif. Le mercure est recouvert d'une couche mince de bioxyde 

 de mercure, et le flacon est rempli de la solution de sulfate de 

 zinc, dans laquelle plonge un bâton de zinc. On peut rendre l'élé- 

 ment transportable, en enfermant le zinc dans un tube de verre 

 percé d'une très petite couverture, ou fermé par un fragment de 

 terre poreuse. Ce dispositif donne à l'élément une assez grande 

 résistance, ce qui paraît avantageux dans la pratique. La force 

 électromotrice diminue légèrement quand la température s'élève; 

 elle est très sensiblement indépendante de la densité de la solution 

 de sulfate de zinc, dès que celle-ci dépasse 1,02. 



Pour de faibles débits, ne dépassant pas t -^ô d'ampère, la po- 

 larisation se dissipe rapidement dès que le circuit est ouvert. 

 Ainsi, par exemple, un élément de dimensions moyennes (o m ,o6 

 de diamètre), formé depuis quelques heures sur une résistance 

 totale de 1000 ohms, est assez fortement polarisé : le circuit étant 

 ouvert, la polarisation tombe à T ôVô en cinq minutes. Dans l'em- 

 ploi des méthodes de réduction à zéro, en ne fermant le circuit 

 que le temps nécessaire pour voir l'impulsion du galvanomètre, 

 aucune polarisation sensible ne se produit, même avec des cir- 



