204 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



opérer cette réduction sur les inducteurs. L'induit seul peut se prêter 

 à des modifications qui permettent d'obtenir une force électromo- 

 trice plus élevée dans une égale longueur de fil parcouru par le 

 courant. 



La disposition imaginée par les auteurs s'applique aux machines 

 du genre Pacinotti, Gramme, Hefner-Alteneck, Siemens. 



Les épanouissements des pôles inducteurs sont supprimés et ces 

 pôles sont rapprochés l'un de l'autre de façon à n'influencer qu'une 

 portion de l'anneau, le quart ou le huitième par exemple. Le courant 

 est alors recueilli en trois points du collecteur, l'un sensiblement 

 au milieu de la partie correspondant à la portion influencée de 

 l'anneau , les deux autres de part et d'autre de chaque pôle. 



Les auteurs montrent les avantages de cette disposition et par le 

 raisonnement et par des résultats numériques. M. 



Sur un électro-dynamomètre a mercure, par M. G. Lippmann. 

 (Comptesrend. A cad. des sciences ,t. XGVIÏI, p. i53/i; 1 88A. ) 



Une petite chambre parallélipipédique, remplie de mercure, est 

 disposée au centre d'une bobine de fil de cuivre. Le courant élec- 

 trique que l'on veut mesurer parcourt successivement le fil de cette 

 bobine et la lamelle de mercure; celle-ci communique d'ailleurs 

 latéralement avec les deux branches d'un manomètre. Lorsque le 

 courant électrique est établi, le manomètre dévie d'une manière per- 

 manente, en vertu de l'action électro-dynamique exercée sur la 

 lamelle de mercure par le reste du circuit. Cet instrument jouit des 

 propriétés d'un électro-dynamomètre ordinaire : il mesure le carré 

 de l'intensité i du courant, et il permet de mesurer des courants 

 alternatifs; mais il possède en outre des propriétés qui peuvent 

 rendre son usage avantageux dans certains cas. Toutes les pièces 

 qui le constituent sont, comme on le voit, rigides et immobiles, à 

 l'exception du mercure; ce mercure lui-même, dans les points où 

 il subit la poussée électro-dynamique, est dans une position inva- 

 riable par rapport au reste du circuit. Il s'ensuit que la déviation 

 du manomètre est rigoureusement proportionnelle au carré de i. En 

 outre, grâce à la rigidité de ses parties, l'appareil, une fois con- 

 struit, conserve une forme et par conséquent une sensibilité parfaite- 



