766 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



cond maximum plus faible que le premier au mois d'octobre ou de 

 septembre, selon que le commencement de l'automne a été plus ou 

 moins pluvieux. Après ce maximum, la radiation de'croît et tend 

 vers le minimum de décembre. M. 



Sur une méthode de graduation des hygromètres a absorption, par 

 M. A. Grova. (Académie des sciences et lettres de Montpellier, 

 Mémoires de la section des sciences, etc., p. 5/19; 188/1.) 



L'hygromètre à graduer est suspendu dans une cloche tabulée 

 reposant sur un plan de glace rodée ; la tubulure est munie d'un 

 bouchon de caoutchouc traversé par deux tubes: Fun, dont l'orifice 

 d'aspiration arrive vers le milieu du cheveu, communique avec un 

 aspirateur ou même une trompe à eau, l'autre est relié à un tube 

 en T auquel sont adaptés deux caoutchoucs munis de pinces de 

 serrage à becs, qui permettent de régler la vitesse de l'air aspiré 

 par chacun d'eux. 



L'un de ces tubes s'adapte à un barboteur à acide sulfurique 

 monohydraté , surmonté d'une allonge à ponce sulfurique ; en des- 

 serrant la vis du caoutchouc, un courant d'air sec est aspiré à 

 travers la cloche. L'autre s'adapte à un barboteur identique au 

 précédent, dans lequel l'acide est remplacé par de l'eau distillée; 

 il donne, dans les mêmes conditions, un courant d'air saturé d'hu- 

 midité. 



Si 4'on règle convenablement les vis de serrage des deux caout- 

 choucs , en envoie dans la cloche un courant composé d'un mélange 

 d'air sec et d'air saturé d'humidité : on peut donc ainsi amener à 

 volonté l'aiguille de l'hygromètre à un degré déterminé; il suffira 

 de chercher l'état hygrométrique de cet air, correspondant à 1* po- 

 sition de l'aiguille sur sa graduation. 



Pour cela, M. Crova adapte au tube d'aspiration qui va de la 

 cloche à la trompe l'une des tubulures de son hygromètre à con- 

 densation intérieure, dont la seconde tubulure communique avec 

 la trompe aspirante; le tube à air de l'hygromètre est ainsi par- 

 couru d'une manière continue par un courant d'air dont on règle la 

 vitesse à volonté, puisé dans le milieu oit se trouve l'hygromètre à 

 cheveu. Si alors on insuffle de l'air à travers le sulfure de carbone 

 contenu dans la boite de l'hygromètre, on détermine le point de 



