458 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 
le point de rosée s'y produit aussi par l'évaporation de l'éther sul- 
furique traversé par un courant d'air. 
La surface brillante sur laquelle se fait le dépôt de vapeur d’eau 
est cylindrique; mais pour rendre ce dépôt plus apparent, deux 
viroles brillantes sont juxtaposées, l’une au-dessus, l’autre au- 
dessous de cette surface, etelles en sont isolées par un corps mau- 
vais conducteur de la chaleur. Il en résulte que cette partie de l'in- 
strument présente à l'extérieur une surface cylindrique, partagée en 
trois zones de même hauteur par deux intervalles de un demi-mil- 
limètre environ. Les deux zones extrêmes restent brillantes dans 
les expériences, de sorte qu’il est très facile de juger par contraste 
des moindres changements qui se produisent sur la zone moyenne. 
Comme le réservoir à éther est préservé du réchauffement par l'air 
ambiant dans toutes les parties autres que celle où se fait le dé- 
pôt de rosée, on atteint plus vite la température de ce dépôt et 
on la maintient plus facilement stationnaire. Le petit volume de ce 
nouvel hysromètre à condensation permet de l'introduire facilement 
dans une cloche en verre, par exemple, pour déterminer l'état hygro- 
métrique de l'intérieur de cette cloche. On voit que, si plusieurs 
hyogromètres à cheveu sont disposés dans cet intérieur, dont on fera 
varier le degré d'humidité par des mélanges arbitraires d’eau et 
d'acide sulfurique, on pourra déterminer rigoureusement les indi- 
cations de ces hygromètres, pour des fractions de saturation aussi 
rapprochées qu'on le voudra. Ge procédé expérimental constitue 
une méthode de graduation et de vérification très exacte pour les 
hygromètres à cheveu; elle est notablement plus expéditive que les 
méthodes proposées jusqu’à ce jour. 
SUR L'EMPLOI DES COURANTS ALTERNATIFS POUR LA MESURE DES RÉSIS- 
TANCES LIQUIDES, par MM. Bourx et Foussereau. (Comptes rend. 
Acad. des sciences, t. CI, p. 373; 1885.) 
« Deux méthodes, disent les auteurs, ont été signalées comme 
fournissant des mesures exactes de la résistance des liquides : l’une, 
fondée sur l'emploi des électromètres, et dont nous avons fait usage 
dans nos recherches antérieures, est à l'abri de toute critique, puis- 
qu'elle élimine absolument l'influence de la polarisation des élec- 
trodes; l’autre consiste à affaiblir la polarisation jusqu'à la rendre 
négligeable, en augmentant le plus possible la surface utile des 
