519 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 
rouge que M. Egoroff, qui les a reconnus le premier, considère 
comme élant les raies À et B du spectre solaire, » ete. M. 
SUR LA TORSION Les PRISMES, par M. Marcel Bricrouin. 
(Comptes rend. Acad. des sciences, t. CE, p. 739: 1885.) 
SUR UN NOUVEL APPAREIL DE MESURE DES COURANTS ELECTRIQUES , par 
M, F. pe LaLanpe. (Comptes rend, Acad. des sciences, t. CI, p. 742; 
1880.) 
Les appareils de mesure des courants électriques, fondés sur 
l'emploi d’aiguilles aimantées ou d'aimants permanents, sont, 
comme on le sait, influencés dans une large mesure tant par la 
variation du magnétisme terrestre que par la variation de l'état 
magnétique des aimants eux-mêmes. Les indications fournies par 
les instruments de ce genre, qui sont munis d’une graduation fixe 
en ampères ou en volts, ne peuvent présenter de garanties qu'au- 
tant que leur étalonnage est vérifié à intervalles rapprochés. L'ap- 
pareil que présente l'auteur et qu’on pourrait appeler un aréomètre 
électrique est fondé sur l’action qu'exerce un solénoïde sur un fais- 
ceau de fils de fer doux mobile en son intérieur et maintenu par 
une force antagoniste. Îl est formé d’un faisceau de fils de fer doux 
placé à l'intérieur d’un aréomètre métallique plongeant dans une 
éprouvette remplie d’eau et entourée par une bobine que traverse 
le courant à mesurer. La position initiale de laréomètre (réglée 
par le niveau, maintenu constant, du liquide) étant toujours la 
même, on comprend qu'il prendra une position d'équilibre fixe en 
s'enfonçant d’une certaine quantité, variable avec chaque intensité 
du courant qui traverse la bobine, mais constante pour une même 
intensité. La partie supérieure de la tige de l'aréomètre est plane 
et constitue l'index qui se déplace le lopg d’une échelle verticale 
oraduée expérimenfalement. En faisant varier les dimensions de 
la bobine et celles du faisceau de fils de fer doux ou de la tige de 
l'aréomèlre, on peut, pour une intensité donnée, obtenir une 
course aussi srande qu'on peut le désirer. Dans les modèles cou- 
rants, un déplacement de 10 centimètres environ correspond à 
