369 
—M. Meurisse, externe des hôpitaux à Roubaix, présente un nouvel 
appareil enregistreur décrit dans la note suivante : 
Le sphygmosraphe que j'ai l’honneur de soumettre à l'appréciation 
de la Société présente, je crois, plusieurs avantages sur ceux qui ont été 
employés jusqu'ici. 
Il a été construit par M. Henri Mathieu fils, dont les conseils me fu- 
rent éminemment utiles. 
Il se compose essentiellement de deux parties, l’une qui reçoit les 
pulsations, l’autre qui les enregistre. Ces deux parties sont reliées entre 
elles par un tube en caoutchouc rempli d’air. Ce tube est, à son extré- 
mité terminale, en communication directe avec un tambour portant 
l'aiguille destinée à enregistrer les battements. 
La portion appliquée sur l'artère se compose elle-même de deux par- 
ties. La première comprend une petite plaque métallique surmontée 
d’une tige terminée en pointe. A cette tige est attachée la portion hori- 
zontale d’un ressort recourbé qui vient se continuer par son autre extré- 
mité avec une plaque beaucoup plus grande que la première et qui re- 
pose sur un morceau de cuir destiné à être fixé sur la partie en expé- 
rience au moyen d'un lacet. Cette plaque n'est pas entière; elle est 
coupée en son milieu pour donner passage à celle qui doit s'appliquer 
sur l'artère. Cette plaque principale porte sur ses parties latérales deux 
colonnes munies de dents de cremaillère. 
La seconde partie est formée d’un tambour analogue à celui de 
M. le professeur Marey. C’est ce tambour qui est en communication par 
son extrémité supérieure avec le tube en caoutchouc dont j'ai parlé. 
Deux colonnes creuses latérales permettent d'introduire le tambour dans 
les colonnes pleines que j’ai décrites tout à l'heure, et une vis est des- 
tinée à le faire descendre au moyen de la crémaillère. 
Pour obtenir la transmission des battements à l'aiguille qui doit les 
enregistrer, il suffit de baisser le tambour jusqu’au contact de la tige 
qui surmonte la plaque appliquée sur l'artère. 
Le mouvement du papier est régularisé dans l’appareil enregistreur 
au moyen d'un poids. Ce papier, d'une longueur moyenne de 65 centi- 
mètres, passe entre deux poulies. L’encre employée est l'encre sphys- 
mographique Bréguet. 
Les divers avantages que présente cet appareil sont : 4° la facilité 
d'application ; 2° le poids moindre de la partie appliquée sur l’artére, 
relativement surtout à celui du sphygmographe Marey ; 3° le rôle de 
polygraphe qu'il peut remplir. En effet, on peut obtenir par son moyen, 
non-seulement des tracés radiaux, mais encore des tracés cardiographi- 
ques, carotidiens, etc., comme Je prouvent les divers tracés que je mets 
sous les yeux de la Société. On peut, de plus, l’appliquer au niveau 
