COMPTE RENDU DES SÉANCES 
DE 
LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 
PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 1874; 
P ar M. HÉNOCQUE, SECRÉTAIRE: 
PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD. 
Séance du & décembre. 
M. ReNauT soumet au jugement de la Société de biologie un nouvel 
æsthésiomètre à pointes isolantes, que le docteur Manouvriez fils (de 
Valenciennes) a fait construire par M. Colin. 
Avec l’ancien æsthésiomèetre, la-distance-limite d’écartement des deux 
pointes à laquelle ces pointes ne sont plus perçues que comme une seule, 
variait pour une même partie du corps avec les changements relatifs 
de température de la peau et de l'instrument; on obtenait une distance- 
limite d'autant moindre que la peau était plus chaude et l’instrament 
plus froid. Les pointes æsthésiométriques étaient donc mieux perçues 
froides que possédant une température égale à celle de la peau. 
Or, les pointes en métal étaient de nature, à cause de leur conducti- 
bilité, à exagérer encore la sensation de froid par soustraction rapide de 
Chaleur des points de la peau en contact avec elles. 
Dans le but d'éviter que la sensibilité thermique vint compliquer les 
résultats qui doivent être fournis par la sensibilité tactile seule, le 
docteur Manouvriez a terminé les branches de son æsthésiomètre par 
des pointes isolantes d’ivoire qui, se mettant par lenrs couches superf- 
c. R. 1874. 39 
