152 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



Sur la capacité électrostatique des bobines et son influence dans 

 LA mesure des coefficients de selfinduction par le poivr de 

 Wheatstone, par M. J. Cauro. [Comptes rendus, 1. GXX, p. 3o8.) 



Les bobines de résistance possèdent une capacité qui devient 

 assez considérable quand ces bobines sont enroulées par double fil; 

 cette capacité existe encore, quoique diminuée, lorsque les bobines 

 sont enroulées à simple fil, ou à double fil par la méthode Cha- 

 peron. 



Les effets de cette capacité ont été mesurés par une méthode 

 dérivée de celle d'Ayrton et Perry; les résistances employées étaient 

 sans induction. On établissait le réglage en intercalant en dériva- 

 tion sur f une des branches une capacité prise sur un condensa- 

 teur EUiot divisé en millièmes de microfarad. 



Le commutateur tournant fonctionnait pour la pile seulement, 

 le galvanomètre restant toujours dans le pont, faction des courants 

 de charge et de décharge s'annulent et comme le courant passant 

 dans les résistances reste le même, on évite le dëréglage dû à 

 f échauffement des fils. 



L'enroulement qui donne le moins de capacité est celui qui 

 consiste à disposer le fil par couches alternées en partant toujours 

 de la même extrémité à laquelle on revient par un fil rectiligne. 11 

 résulte des mesures qu'on peut réaliser des bobines ayant une self- 

 induction apparente négative. 



Dans les ponts de Wheatstone ordinaires, f influence de cette 

 capacité est négligeable et ne devient importante que si les bobines 

 ont une faible self-induction et une forte résistance. 



Note sur l'emploi du téléphone comme instrument de zéro dans un 

 pont de Wheatstone que traversent des courants alternatifs de 

 GRANDE FRÉQUENCE, par M. H. Abraiiam. [Joumol cle physique, 

 3^ série, t. IV, p. 127.) 



(Voir ce recueil, t. XV, p. 91 5.) 



