232 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



en portant le réservoir au-dessous du rouge et faisant bouillir le 

 mercure dans Tampoule, Tinstrument étant maintenu horizontal. 

 On laisse refroidir Tinstrument jusqu'au-dessous de i5o degrés, 

 puis on le met verticalement pour en effectuer le remplissage. 



Sur une nouvelle méthode pour la mesure les températures , 

 par M. D. Berthelot. (JowwaZ de physique, 3^ série, t. IV, p. 357.) 



Les propriétés des gaz tendent à se rapprocher de celles des gaz 

 parfaits à mesure que la température s'élève ; il est donc légitime 

 d'appliquer pour les hautes températures aux gaz naturels les pro- 

 priétés des gaz parfaits. Parmi les constantes physiques, caracté- 

 ristiques des gaz, la loi de variations des indices de réfraction 

 avec la température peut subir une extrapolation légitime; il est 

 intéressant de déterminer aA^ec une grande précision les valeurs 

 de quelques températures élevées telles que la fusion de l'argent, 

 de l'or, etc. ; les nombres de M. Violle sont actuellement contredits 

 de différents côtés et comme les couples thermoélectriques destinés 

 à la mesure des hautes températures sont repérés à ces constantes , 

 il est bon de refaire ces déterminations. M. Berthelot utilise pour 

 cela la méthode interférentielle de Jamin. On décompose un faisceau 

 lumineux en deux parties qui traversent deux tubes remplis d'un 

 même gaz. On note la position initiale des franges, on porte l'un 

 des tubes à la température qu'il s'agit de mesurer, sa pression res- 

 tant égale à la pression atmosphérique. La densité du gaz diminuant, 

 les franges se déplacent. On diminue alors la pression dans le second 

 tube jusqu'à ce que les franges soient revenues à leur position pri- 

 mitive. La relation t=f(p) extrapolée permettra la mesure des 

 températures. On emploie les miroirs de Jamin et les parallélépi- 

 pèdes de Fresnel, de manière à écarter les deux rayons de 92 mil- 

 limètres. La stabilité nécessaire est obtenue avec les piliers de la 

 cave du laboratoire de M. Bouty, à la Sorbonne. 



Correction 1 apporter aux lectures des thermomètres métastatiques , 

 par M. Scheurer-Kestner. {Comptes rendus, t. GXXI, p. 553.) 



Le thermomètre de Walferdin , connu en Allemagne sous le nom 



