236 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



corps solide se maintient à — 79**; alors la tension maxima de la 

 vapeur est égale à la pression atmosphérique. Kaddition d'éther 

 ou de toluène à cette masse solide n'abaisse la température que 

 tout au plus de 1° au-dessous de — 79°. La neige carbonique se 

 dissout complètement dans le chlorure de méthyle et sans dégage- 

 ment gazeux au-dessous de — 65° et alors la température s'abaisse 

 jusqu'à — 85. Le passage d'un courant d'air dans ces mélanges 

 abaisse la température jusqu'à — 90°. Dans le vide la température 

 de la neige a atteint (— i25°), température qui est inférieure au 

 point critique de l'oxygène ( — 118°). 



Sur quelques points de fusion et J) èbullition , 

 par M. H. Le Gh atelier. [Comptes rendus, t. CXXl, p. 32 3.) 



La généralisation de l'emploi des pyromètres thermoélectriques 

 a rendu comparables les températures élevées, mesurées dans les 

 différentes parties du globe ; ainsi en Angleterre , aux Etats-Unis et 

 en France les nombreuses déterminations qui ont été faites des 

 différents points de transformation du fer et de l'acier ont donné 

 des chiffres concordants à 10° près. L'e'talonnage de ces divers 

 appareils est fait en adoptant avec M. Violle la valeur de i,o/i5° 

 pour la température de fusion de For. De nouvelles déterminations 

 de cette température conduisent à des résultats différents. Voici 

 les plus importants et les plus dignes de confiance : , 



Par la chaleur spécifique du platine (Violle) i,o/i5° 



Parles couples tbermoélectriques, gradués par comparaison avec 



le thermomètre à air (Barus) 1,096 



Par les couples thermoélectriques , gradués par comparaison avec 



le thermomètre à air (Holborn et Wien) 1,072 



Par la résistance électrique du platine avec extrapolation de la 



loi de résistance à partir de 45o° (Cullendar) i,o35 



Par la résistance électrique du platine avec extrapolation de la 



loi de résistance à partir de /i5o° (Heyecoc et Neviile) 1,062 



Ces expériences méritent le reproche commun de n'avoir pas été 

 faites directement avec le thermomètre à air. 



M. Le Ghâtelier se propose la détermination de la température 

 de fusion de l'or en utilisant comme repère de température élevée 

 d'abord celle du zinc en ébuUition dont la valeur (930°) a été me- 



