ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 199 
2° Un microscope fixé dans les parois de la cage et braqué sur 
le micromètre. Ce microscope possède un réticule et un oculaire 
positif; 
3° Des amortisseurs à air. Chacun des deux amortisseurs con- 
siste en une cloche cylindrique suspendue sous le plateau de la 
balance; pendant le mouvement de celle-ci, elle pénètre plus ou 
moins dans une cuvette fixée au socle de l'appareil. Grâce à cette 
disposition la balance est apériodique; mais l’amortissement étant 
calculé de façon à correspondre à la limite de la périodicité et de 
l’apériodicité, Le fléau arrive rapidement à sa nouvelle position 
d'équilibre, et la sensibilité ainsi que la précision de l’instrument 
ne sont en rien diminuées. 
On commence une pesée ‘comme à l'ordinaire ; mais on s’ar- 
rête dans les poids successifs placés sur le plateau, à o8',1, on 
laisse alors le fléau de balance s'incliner et la lecture faite sur le 
micromètre donne à ommgr,1 près la masse cherchée. 
Gràce au microscope, on peut abaisser beaucoup le centre de 
gravité du fléau et rendre la sensibilité constante et indépendante 
de la charge totale. (Elle est pratiquement la même, de o à 5oo8" 
placés dans les plateaux.) 
Le mémoire, où M. Curie donne la description de cette remar- 
quable balance, contient une étude expérimentale et théorique 
complète des conditions de précision et de sensibilité de l’instru- 
ment, ainsi que les formules qui PURES d'obtenir le meilleur 
effet avec les amortisseurs à air. 
ANÉMOMÈTRE CINÉMOGRAPHE DE MM. RICHARD FRÈRES, par M. A. ANGoT. 
(Journ. de physique, 2e série, t. IX, 1890, p. 151.) 
L'appareil de MM. Richard frères donne à chaque instant la 
vitesse réelle du vent par une inscription graphique, et non pas, 
comme les autres anémomètres, la vitesse moyenne pendant un 
certain espace de temps. 
SUR LA MESURE DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE, par M. MaAscarr. 
(Ann. de chimie et de physique, 6° série, t. XIV, 1890, p. 289.) 
M. Mascart fait une étude détaillée de la méthode de Gauss pour 
