898 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
SUR LES BOBINES EN FIL DOUBLE, par M. CnAPERON. (Journ. de physique, 
2e série, t. IX, p. 484, 1890.) 
Les bobines de résistance employées par M. Chaperon, pour 
pouvoir remplacer le galvanomètre par le téléphone dans un pont 
de Wheatstone et se servir de courants alternatifs, ont un enrou- 
lement spécial. Le fil simple forme d’abord une première couche 
sur la bobine, puis il est replié sur lui-même de façon que la 
seconde couche est enroulée en sens inverse de la première et 
ainsi de suite. Le courant dans chaque couche étant de sens in- 
verse, la self-induction n’est pas plus grande que dans une bobine 
où le fil est enroulé en double, et l’on évite le grave inconvénient 
de la grande capacité des bobines présentant ce dernier mode 
d’enroulement. 
ÉQUILIBRE DE SELF-INDUCTION ET DE CAPACITÉ SUR LE PONT A FIL ET A 
COURANTS ALTERNATIFS, par M. G. CHAPERON. (Journ. de physique, 
2° série, t. IX, p. 485, 1890.) 
REMARQUE SUR LA QUANTITÉ DE CHALEUR DÉGAGÉE PAR LES COURANTS 
PARCOURANT UN SYSTÈME DE CONDUCTEURS, par M. A. PÉROT. (Journ. 
de physique, 2e série, t. IX, p. 508, 1890.) 
SUR UN NOUVEAU GALVANOMÈTRE POUVANT SERVIR D'AMPÈREMÈTRE OU DE 
VOLTMÈTRE, par M. L. Hu. (Journ. de physique, 2° série, t. IX, 
p. 510, 1890.) 
L’équipage mobile de ce galvanomètre est en fer doux et affecte 
la forme de trois des côtés d’un rectangle; il peut tourner autour 
du côté médian placé à l’intérieur de la bobine de fil traversé par le 
courant parallèlement à l’axe de celle-ci mais excentriquement; 
les deux côtés du rectangle de fer doux perpendiculaire au précé- 
dent comprennent entre elles la bobine. Quand le courant passe, 
le fer doux s'aimante et l'équipage tend par raison de symétrie à 
se placer dans le plan déterminé par l'axe de rotation et l’axe de 
