vom 12. Mai 1870. 277 



ner Luft und Reinheit der Glasflächen erfüllt er diesen Zweck, 

 einzelne Anomalien abgerechnet, meistens auch sehr gut, und da- 

 durch hat er wesentlich dazu beigetragen, die Brauchbarkeit der 

 Elektromaschine zu erhöhen, sobald es sich darum handelt, lange 

 Büschel und Funken zu erzeugen, oder grofse Flaschen und Batte- 

 rien zu laden. 



Dagegen ist er zur Beobachtung der magnetischen Kraft des 

 Stromes oder der Erscheinungen in stark verdünnten Gasen ganz 

 überflüssig; denn allemal wenn die Elektroden durch einen Leiter 

 mit einander verbunden sind, übt er durchaus keine Wirkung aus. 

 Selbst wenn die Elektroden in freier Luft in Spitzen auslaufen, 

 wirkt er nur äufserst schwach. 



Die Wirkung des diametralen Conductors tritt also nur ein, wenn 

 dem Übergang der Elektricität zwischen den Elektroden ein ge- 

 wisses Hindernifs in den Weg gelegt ist. Allein — was man bis- 

 her noch nicht beobachtet zu haben scheint — sie ist auch abhän- 

 gig von dem Winkel, welchen er mit der, die Elektrodenkämme 

 verbindenden Horizontallinie macht. Bei meinen früheren Versu- 

 chen war ich auf den Winkel von 45° beschränkt, weil meine Ma- 

 schine, welche eine von älterer Einrichtung war, keine andere 

 Stellung für diesen Conductor erlaubte. Durch die Drehbarkeit, 

 welche ihm Hr. Dr. Holtz gegeben hat, kann man nun den Win- 

 kel beliebig verändern, und hat dadurch Gelegenheit zu beobach- 

 ten, dafs sich der Winkel, von 45° ab, nicht nur ohne Schaden 

 bis zu 90° vergröfsern läfst, sobald nur die Papierbelege an der 

 Rückseite der ruhenden Scheibe eben so weit reichen, sondern 

 auch, dafs er gleichfalls ohne Nachtheil beträchtlich verkleinert 

 werden kann. 



Allein es hat dies seine Gränze. Nähert man sich einem 

 Winkel von 10° bis 15°, so tritt ein Punkt ein, wo, ungeachtet 

 in dem drehbaren Conductor ein starker Strom vorhanden ist, wie 

 man dies im Dunklen an den Licht-Erscheinungen an seinen Käm- 

 men sieht, dennoch der Übergang der Elektricität zwischen den 

 Elektroden gänzlich aufgehoben wird. 



Während also der Hülfsconductor die nutzbare Wirkung der 

 Maschine bei gröfsern Winkeln, wenn auch nicht verstärkt, doch 

 wenigstens in ihrer Stärke erhält, so dafs man ihn ganz füglich 

 Conservator nennen könnte, schwächt und vernichtet er sie 

 bei kleinen Winkeln. 



20* 



