Priedrichsplatze die Inklination für Kassel fehlt, während die 

 Deklination (zu 13^48' für 1879) angegeben ist. 



§ 2. Das lustrument, mit welchem unsere Beobachtungen 

 angestellt worden sind, ist ein von dem mechanischen Institute 

 von F. W. Breithaupt u. Sohn dahier ZU diesem Zwecke für das 

 physikalische Kabinet der hiesigen Realschule konstruirtes 

 Inkhnatorium. 



Der vertikale Kreis hat im Lichten den Durchmesser 

 123,5 Millimeter und ist von 30 zu 30 Minuten getheilt; der 

 Abstand zweier Theilstriche beträgt daher 0,55 mm. Die Grade 

 dieses Kreises sind von beiden Endpunkten des horizontalen 

 Durchmessers an nach oben und nach unten von bis 90 gezählt. 



Der Horizontalkreis hat einen lichten Durchmesser 

 von 95,5 wm, der Durchmessers eines Theilungskreises beträgt 

 101,5 mw. Letzterer ist ebenfalls in halbe Grade getheilt und 

 :zwar mit ununterbrochener Durchzählung von 0^ bis 360^. Über 

 ihm bewegt sich eine Alhidade mit Nonius, welche mit dem Ver- 

 tikalkreise fest verbunden ist und die Stellung des letzteren auf 

 dem Horizontalkreise bis auf Minuten zu bestimmen gestattet. 



Zum Horizontalstellen dient eine Dosenlibelle mit dem 

 Durchmesser 29 mm, deren Blase 8,33 mm breit ist 



Den Vertikalkreis umgiebt ein Glasgehäuse, dessen 

 vorderer Theil mittelst eines Charniers leicht zu öffnen und zu 

 schliessen ist. Dass der ganze obere Theil mit Horizontal- 

 drehung und Festklemmung versehen ist, liegt schon in dem oben 

 Gesagten. 



Das Ganze ruht auf einem Dreifuss mit Stellschrau- 

 ben, zu welchen drei Unterlegescheibchen gehören. 



§ 3. Dem Instrumente sind beigegeben zwei Nadeln, 

 w^ eiche die Bezeichnung 1 und 2 tragen. Die Dicke beträgt 0,51 

 bezw. 0,58 mm bei einer Länge von 123,0 mm für beide, so 

 dass sie also nur um ^J2 mm kürzer sind, als der Durch- 

 messer des Vertikalkreises. Ihre Spitzen liegen nicht vor, son- 

 dern in der Ebene der Theilung, was der Parallaxe wegen von 

 IVichtigkeit ist Das Gewicht der Nadeln habe ich bestimmt 

 zu 3,98 g für Nadel I, zu 4,40 g für Nadel IL 



Das Instrument ist so konstruirt, dass, nachdem man die 

 Nadel in die horizontale Lage gebracht hat, das Umlegen rasch 

 und bequem mit der Hand bewerkstelligt werden kann. Ein 

 Umlegemechanismus konnte der Kosten wegen nicht angebracht 

 werden. 



Die Nadelaxen haben eine möglichst dünne und fein her- 

 gestellte Cylinderform. 



Die Lagerung besteht in halbkreisförmig offenen Achat- 

 ^teinchen, welche im Querschnitt ellipsenförmig auslaufen. Diese 



