Lager haben einen Durchmesser von 3 ?«w?, während die Axeu- 

 zapfen einen solchen von 0,9 mm besitzen. 



An dem Apparate ist eine Korrektion zur Centrirung der 

 Lagerpunkte, eine ebensolche zur Senkrechtstellung des Theilungs- 

 ringes angebracht, welche aber beide natürlich nur bei einer 

 wiederholten Zusammensetzung des Instrumentes in Anwendung 

 kommen. 



Auch die Libelle besitzt ihre Korrektion. 



§ 4. Auf eine Untersuchung, ob das Instrument den 

 Bedingungen Genüge leiste, deren Erfüllung Gauss in seinen 

 „Resultaten"*) p. 12 verlangt, und zu deren Prüfung er ebenda 

 Yorschriften giebt, konnte nicht eingegangen werden, weil uns die 

 dazu nötigen feineren Instrumente fehlten. 



Diese Bedingungen sind: 



Die beiden Achatplatten, auf deren oberen Rändern 

 die Zapfen der Nadel zu liegen kommen, sollen durch die 

 beiden Schraubenpaare , auf welche sie sich stützen, 

 so regulirt sein, dass 



1) ihre oberen Ränder in einer Ebene liegen, 



2) dass diese Ebene normal gegen die Ebene des Ver- 

 tikalkreises ist und 



3) unterhalb des Mittelpunktes dieses Kreises liegt mit 

 einem der halben Zapfendicke gleich kommenden 

 Abstände, 



4j dass die Diirchschnittslinie jener beiden Ebenen mit 

 der Vertikalaxe einen rechten Winkel bildet. 



Wir mussten uns in dieser Hinsicht auf die Geschicklichkeit 

 des ja rühmUchst bekannten Erbauers des Apparates verlassen. 

 Uebrigens sagt Gauss (a. a. 0. p. lo), dass kleine Fehler bez. 

 der Berichtigungen der oben angeführten Verhältnisse nur einen 

 kaum merklichen Einfluss auf die InkUnationsbestimmungen haben 

 könnten, und grösstentheils durch die Kombination der einzelnen 

 Beobachtungstücke vöUig eliminirt würden. 



Auch die Nadeln mussten wir nehmen, wie sie waren. 

 Eine genaue Feststellung vorhandener Unregidmässigkeiten setzte 

 die Möglichkeit voraus, horizontale Schwingungen beobachten zu 

 können, was bei der vorliegenden Konstruktion der Nadeln die 

 Anwendung eines besonderen Apparates erfordert hätte ; ein solcher 

 stand uns aber nicht zur Verfügung. Nicht verschweigen darf ich, 

 dass sich beim Umlegen der Nadel ein erheblich verschiedener 

 Winkel gegen die vorige Lage ergab. Derselbe ist bedeutend 

 grösser als z. B. bei dem Meyerstein'schen Inklinatorium, welche» 

 das physikalische Institut der Universität Marburg besitzt. Mit 



*) Gauss, €. F., und Wilb. Weher, Resultate aus den ßeobach^ 

 tungen des magnetischen Vereins im Jahre 1841. Leipzig 1843. 8^. 



