diesem Instrumente habe ich s. Z. im Auftrag meines Lehrers Prot 

 Gerling die Inklination von Marburg gemessen, und wenn mich 

 meine Erinnerung — das Einzige, was mir aus jener über zwei 

 Jahrzehnte rückwärts liegenden Zeit augenblicklich noch zu 

 Gebote steht — nicht trügt, betrug hier die Verschiedenheit 

 der Winkel in Rede nie einen ganzen Grad. Es scheint, dass 

 bei unsern Nadeln die Koincidenz des Schwerpunkts mit der 

 Drehungsaxe, welche, wie schon Gauss ausdrücklich bemerkt, 

 selbst die geschicktesten Künstler nur näherungsweise bewirken 

 können, nicht recht gelungen ist, oder es kann auch die Ab- 

 weichung der magnetischen Axe von der geometrischen etwas 

 stark ausgefallen sein. Für letztere Vermutung spricht die geringe 

 Länge der Nadeln, da bekanntlich die mögliche Abweichung der 

 magnetischen von der geometrischen Axe desto grösser ist, je 

 "kürzer man die Nadeln nimmt. Die Meyerstein'schen Nadeln 

 haben auch gewöhnlich die doppelte Länge als die unsrigen. Da 

 die Ablesungen jedoch gute Beobachtungsreihen gaben , namenthch 

 die Mittelwerte der einen Nadel mit denen der anderen gut über- 

 einstimmten, so glaube ich, dass die Kombination der Beobach- 

 tungen unter mehrfach gewechselten Umständen (vergl. § 6) die 

 aus den erwähnten Abweichungen resultirenden Fehler eliminirt bat. 



Dass das Instrument selbst Theile, welche eine magnetische 

 Wirkung auf die Nadeln ausüben könnten, nicht enthält, ist nach 

 Versicherung des Verfertigers ausser Zweifel. 



§ 5. Ort und Zeit der Beobachtungen. Da in einem eisen- 

 freien Baume operirt werden musste, so benutzte ich den grossen 

 Garten hinter meiner Wohnung — Andre'sches Haus, Kölnische 

 Strasse 21 — , welcher sich bis zur Wolfschlucht erstreckt, und 

 wählte als Standpunkt einen Platz, der möglichst weit von Gebäuden 

 und störenden Gegenständen entfernt war, in dessen Nähe sich 

 auch keine unterirdischen, die Magnetnadel beeinflussenden Gas- 

 oder Wasserleitungsröhren befanden. Die geographische Position 

 wurde nach Blatt Kassel der Niveaukarte, wie der General- 

 stabskarte * j von Kurhessen bestimmt zu 



51^1 9'3" n. Br. und 27ö9'30'' ö. L. v. Ferro, 

 die Höhe des Beobachtungsortes zu 179,5 m über der Nordsee. 



Das Instrument stand auf einem aus Backsteinen bils zur Brust- 

 höhe aufgeführten Mauerwerke. 



Die Zeit der Beobachtungen waren die Tage vom 12. bis 

 20. October. Von da an machte anhaltendes Regenwetter einen 

 längeren Aufenthalt im Freien unmöglich. 



♦) Niveaukarte von Kurbessen auf 112 Bl. 1:25 000. Aufgenommen 

 V. Hildebrand, litb. v. Armann. Kassel 1857, Topographische Karte 

 ▼. C. , aufgen. vom topogr. Bureau des Kurf. Hess. Generalstabeg. 

 40 Bl. 1.5)000. Kassell840>55. 



