8 



§ 6. Methode der Beobachtungen. Zunächst wurde der 

 Hori^zontalkreis vermittelst der Libelle vollkommen hori^zontal 

 gestellt, so dass bei jeder Stellung des Vertikalkreises die 

 Blase einspielte. Die Orientirung des letzteren na€h dem mag- 

 netischen Meridian wurde mit Hülfe einer Deklinationsnadel be- 

 wirkt. Herr Breithaupt hatte die Güte, mir für die Dauer meiner 

 Beobachtungen eine neue, fein gearbeitete Boussole zu leihen. 



Die andere Methode, die Inklinationsnadel durch geeignete 

 Drehung des Vertikalkreises sich vertikal stellen zu lassen und 

 dann jenen um 90^ zu drehen, erwies sich als nicht brauchbar* 

 Die Ruhelage der Nadel wurde durchweg nicht aus dem 

 ruhigen Stand beobachtet, sondern zur Vermeidung von Fehlern, 

 welche die Reibung mit sich bringt, aus Schwingungsbeobach- 

 tungen abgeleitet, in derselben Weise, wie man bei feineren 

 Wägungen zu verfahren pflegt. Es wurden auf der einen Seite 

 Ton der Ruhelage drei, auf der anderen Seite zwei Umkehrpunkte 

 unter Abschätzung von Dritteln oder Vierteln der Theilung nach 

 4em Augenmasse (also von 10' und 20' oder 7^«', 15' und 22^/2') 

 beobachtet, aus den 3 ersteren, wie aus den 2 letzteren Beob- 

 achtungen das arithmetische Mittel genommen, und endlich das 

 aus diesen beiden Resultaten wieder genommene Mittel als wirk- 

 liche Ruhelage angesehen. 



So wurde an der oberen wie an der unteren Nadelspitze 

 operirt , um die Fehler zu eliminiren , die daraus entspringen, 

 dass die Kreistheilung mit kleinen Fehlern behaftet ist oder dass 

 die Nadel nicht genau centrisch liegt. Dann wurde die Nadel 

 herausgenommen, um 180^ um ihre magnetische Axe gedreht, so 

 dass die frühere vordere Seite zur hinteren wurde, wieder ein- 

 gelegt und das frühere Beobachtungsverfahren abermals zur An- 

 wendung gebracht, um die Nichtcoincidenz der geometrischen 

 und der magnetischen Axe der Nadel unschädlich zu machen, 

 tvuch um eine seitUche Verschiebung des Schwerpunktes zu 

 eliminiren. 



Sodann wurde der Vertikalkreis um 180^ gedreht, um einen 

 etwaigen Fehler zu beseitigen, der dadurch entstehen kann, dass 

 der als horizontal angenommene Durchmesser (0^ — 0^) des 

 Vertikalkreises etwas von dieser Richtung abweicht, und die 

 ganze eben beschriebene Procedur wiederholt. Ganz dieselben 

 Kombinationen wurden nach dem Ummagnetisiren der Nadel 

 wiederholt, was durch eine etwaige Längsverschiebung des 

 Schwerpunkts verlangt wird. Das Ummagnetisiren geschah durch 

 Streichen der Nadel an einem Stabmagnet nach der Vorschrift, 

 welche Kohlrausch, praktische Physik, 3. Aufl. p. 181, giebt. 

 Ganz ebenso wurde mit der zweiten Nadel verfahren. 

 Mit jeder Nadel erzielte man nach dem Gesagten also 16 

 Hesultate. Denselben lagen 80 Ablesungszahlen zu Grunde. . 



