PHYSIQUE. 809 



sait qu'il nécessite une lumière monochromatique. Il a été récem- 

 ment modifié par son auteur et permet l'emploi de la lumière 

 blanche. Il comprend toujours une lame de quartz parallèle à 

 Taxe, demi-onde pour les rayons jaunes, ne couvrant qu'une 

 moitié du champ et placée entre deux niçois; mais après l'inter- 

 position de la dissolution sucrée, on ramène l'égalité de teinte des 

 deux moitiés du champ, non plus en tournant le nicol analyseur, 

 mais au moyen d'un compensateur, en ajoutant une épaisseur 

 convenable de quartz. 



M. Dufet discute complètement le rôle de la demi-lame et en 

 déduit les conditions d'exactitude de l'appareil. M. 



Nouvelle balance électro- dynamique , par M. E. Debrun. 

 [Assoc. franc, pour l'avancement des sciences, i i e session. 

 La Rochelle, 1882 , p. 2 19.) 



Cette balance sert à mesurer l'intensité des courants alternatifs ; 

 ce qui la distingue des appareils qui l'ont précédée, c'est, d'après 

 l'auteur, qu'elle convient indifféremment pour les courants de 

 toutes les intensités, qu'elle n'oscille pas et qu'elle est aussi exacte 

 pour les faibles intensités que pour les grandes. 



Deux bobines sont attachées au fléau d'une balance; au-dessus 

 d'une de ces bobines et au-dessous de l'autre se trouvent placées 

 deux bobines fixes enroulées de façon à repousser les bobines 

 mobiles lorsqu'on fait passer le courant. Si alors on ramène les 

 bobines mobiles à leur ancienne place, en ajoutant des poids dans 

 l'un des plateaux de la balance, on pourra connaître l'intensité du 

 courant, car ces intensités sont proportionnelles aux poids ajoutés 

 dans le plateau. L'appareil est placé perpendiculairement au mé- 

 ridien magnétique, les bobines sont aussi rapprochées que pos- 

 sible. Comme l'usage des poids est peu commode, ils sont rem- 

 placés par une poussée hydraulique qui forme la partie originale 

 de l'appareil. M. 



