PHYSIQUE. 811 



Mesure de l'équivalent de la chaleur, par M. Marcel De- 

 prez. [Assoc. franc, pour l'avancement des sciences, i i c ses- 

 sion. La Rochelle, 1882, p. 2 35.) 



M. Marcel Deprez expose une nouvelle méthode pour mesurer 

 l'équivalent mécanique de la chaleur. Le principe de la méthode 

 est l'expérience de Foucault sur la chaleur dégagée dans un con- 

 ducteur par le mouvement relatif de ce conducteur et d'un champ 

 magnétique. Dans les expériences de M. Violle, le mouvement était 

 produit par la chute de poids, et le travail de ces poids était re- 

 gardé comme équivalent à la chaleur produite. Mais on comprend 

 qu'une partie de ce travail devait être absorbée par les frottements 

 des organes de transmission. M. Marcel Deprez fait tourner un 

 aimant en fer à cheval autour d'un tube métallique. Ce tube mé- 

 tallique, s'il était libre, serait entraîné dans le mouvement, et il 

 n'y aurait aucune production de chaleur. Si l'on fixe le tube, il 

 y a production de chaleur dans ce tube, et cette quantité de cha- 

 leur est équivalente au travail nécessaire pour faire tourner l'ai- 

 mant, ou bien au travail nécessaire pour empêcher le tube d'être 

 entraîné. Si l'on place le tube muni de couteaux de balance sur 

 un support, si l'on fixe à ce tube un levier, on pourra faire glisser 

 un poids le long de ce levier jusqu'à ce que, malgré la rotation de 

 l'aimant, le tube reste en équilibre. On connaîtra ainsi le couple 

 nécessaire pour maintenir le tube immobile et, par conséquent, 

 le travail dépensé pour faire tourner l'aimant. La mesure du couple 

 comporte, comme on le voit, toute la précision d'une pesée. Le 

 couple est maintenu constant automatiquement, le moindre dépla- 

 cement dans le levier ouvrant ou fermant le courant du moteur 

 électrique employé pour produire la rotation de l'aimant. La cha- 

 leur employée dans le tube métallique est employée à distiller de 

 l'acide sulfureux liquide contenu dans son intérieur. La quantité 

 de liquide distillé mesure la quantité de chaleur dégagée. Ce pro- 

 cédé calorimétrique est dû à M. d'Arsonval. M. 



Rev. des ti\av. scient. — T. III, n ' 10 et 11. bâ 



