20/i REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



§ 3. 

 PHYSIQUE. 



Capacité de l électromètre capillaire ^ par M. Bouty. [Journal de 

 physique , [ 3 ] , 111 , p. 3 7 i . ( Comptes rendus , t. GXVIIl , p. 1196.) 



En partant des relations démontrées par M. Lippmann et assi- 

 milant la pointe capillaire de Télectromètre à un tronc de cône , la 

 capacité théorique de l'instrument peut être représentée par l'ex- 

 pression : 



^-^{iJ-'§' 



K est une constante instrumentale, A la constante capillaire et 

 S la surface du petit mercure mouillée par Teau acidulée. Pour 

 déterminer expérimentalement finfluence de chacun des termes, 

 M. Bouty emploie un tube thermométrique dans le réservoir duquel 

 est soudé un fil de platine et qu'il substitue au tube de l'électro- 

 mètre. Le petit mercure est alors immobile dans la tige et, par 

 suite, le second terme de la capacité subsiste seul. Or, la capacité 

 de cet instrument est toujours très faible en comparaison de celle 

 de l'électromètre. Pour les valeurs de e voisines de 0, la capacité 

 de l'électromètre se réduit donc presque au premier terme et elle 

 décroît rapidement quand e augmente : c'est, en effet, ce que vé- 

 rifient les expériences. 



Pour déterminer G , on communique à l'électromètre une charge 

 constante au moyen du quartz piézoélectrique de M. Curie, pour 

 des différences de potentiel croissantes, entre les deux mercures; 

 chaque fois on ramène l'instrument au zéro par la pression. Autre- 

 ment on peut charger l'électromètre au potentiel e en déchargeant 

 sur lui un condensateur au potentiel e -}- Ae. Si G est la capacité 

 de l'électromètre, G^ celle du condensateur de l'accroissement de 

 potentiel mesuré, 



^ ^ àe — Se 



