510 REVLE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



lise ainsi des objectifs sans chromatisme , sans aberration de sphé- 

 ricité et qui corrigent absolument k courbure du champ. 



SUB VN NOUVEL APPABEIL DIT MONOGHROMATOSGOPË , 



par M. Maurice de Thierry. (Comptes rendus, t. CXVllI, p. 636.) 



A Taide de cet appareil, on peut éclairer une poudre pulvérulent(» 

 avec telle lumière que l'on veut et cela en utilisant l'artifice d'un 

 système de lames minces en verre et à faces parallèles, tout comme 

 dans les oculaires éclairants. Il est alors facile de comparer les sub- 

 stances qui , au soleil , ont des couleurs presque semblables et voir 

 si elles diffèrent étant éclairées par de la lumière monochroma- 

 tique. On a pu ainsi vérifier que l'iodure mercurique et le vermillon 

 qui, à la lumière solaire, ont des couleurs presque semblables, 

 diffèrent d'aspect en lumière monochromatique. Cet appareil peut 

 trouver son emploi dans l'étude des substances alimentaires et phar- 

 maceutiques. 



Application DE L AUTO-COLLIMATION À LA MES URE DES INDICES DE REFRACTION , 



par M. Féry. [Comptes rendus, t. GXIX , p. A02.) 



L'auteur a construit un appareil permettant d'effectuer simple- 

 ment les mesures d'indices de réfraction, aussi bien par la méthode 

 du prisme que par la méthode de la réflexion totale. On utilise 

 pour cela le faisceau de lumière qui, entrant dans un prisme, se 

 réfléchit normalement à la face de sortie et reprend, au retour, le 

 même chemin qu'à l'aller. On note l'angle A des deux positions du 

 prisme pour lesquelles ce phénomène a lieu. On note aussi l'angle A 

 des deux directions du prisme pour lesquelles les rayons incidents 

 sont normaux à la face d'entrée du prisme. L'indice est donné par 

 la relation 



sin 



sm (tt — A) 



Au lieu d'employer un prisme, on peut utiliser un parallélépi- 

 pède et déterminer l'angle de réflexion totale. 



