GO/J SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES. 



Nous avons déjà, dans ce leceuil, énonce le résultat remarquable 

 auquel il a été conduit, à savoir : que la masse de la matière absor- 

 bante est à chaque altitude proportionnelle à la pression baromé- 

 trique, ce qui exclut immédiatement la vapeur d'eau comme 

 matière absorbant les radiations ultra-violettes. M. 



Recherches expérimentales sur le psychromètre à fronde , 

 par M. J. Macé de Lépinay. [Journal de physique théorique et 

 appliquée, t. X, 1881, p. 17.) 



L'auteur résume les causes d'erreur étudiées par Régnault, que 

 présente le psychromètre en sa forme ordinaire. Toutes ces causes 

 d'erreur, dit-il, peuvent disparaître complètement, ainsi que l'ex- 

 périence a pu le montrer, par l'emploi simultané de deux ther- 

 momètres à fronde : l'un sec, destiné à mesurer la température de 

 l'air ambiant; l'autre, dont le réservoir est entouré de mousseline 

 constamment humide. M. Macé a été conduit à cette modification 

 du psychromètre en examinant les expériences dans lesquelles 

 Régnault a fait circuler, avec une vitesse croissante, de l'air sec 

 dans un lube renfermant un psychromètre. Traçant une courbe 

 représentative de ces expériences en prenant pour abcisse les vo- 

 lumes de gaz écoulés par minute pour ordonner les valeurs de 

 ( — 1\ il vit que pour des vitesses de déplacement de gaz de plus 

 en plus grandes, la différence t — ^ augmente rapidement d'abord, 

 puis de plus en plus lentement, et semble tendre vers une valeur 

 limite, peu différente de la valeur théorique lorsque la vitesse du 

 gaz devient assez grande. Il en conclut qu'en employant un ther- 

 momètre mouillé à fronde tournant avec une vitesse suffisante, 

 on arrivera à obtenir pour A une valeur sensiblement constante, 

 c'est-à-dire indépendante d'une variation dans la vitesse de rotation 

 de l'appareil, et par suite aussi delà vitesse du vent. L'expérience 

 a justifié ses prévisions. 



L'auteur décrit les mesures qu'il a eîTectuées dans ces conditions 

 concurremment avec un hygromètre de M. AUuard, soit dans un 

 local fermé, soit à l'air libre. Les valeurs moyennes de la constante 



