224 REVUE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 



Sun LA COMPABAISOy DES DUREES D OSCILLATION DE DEUX PENDULES REGLES 

 SENSIBLEMENT A LA MEME PERIODE, par M. G. BlGOURDAN. (Comptes 



rend. Acad. des sciences, t. CXXIV, p. 279.) 



Pour déterminer l'intensité de la pesanteur, on peut déterminer 

 la durée d'oscillation d'un pendule par comparaison avec un chro- 

 nomètre dont le balancier porte une couronne plate, très légère, 

 ayant, suivant son rayon, une fente de 1 millimètre environ de 

 large; à chaque oscillation, cette fente permet d'illuminer, par un 

 éclair, un index porté par le pendule. On a ainsi une variante de 

 la méthode strohoscopique décrite par M. Lippmann. (Comptes rend. 

 Acad. des sciences, t. CIY, p. 9^0, 1887). 



Sur un Êlectrometre arsolu destiné 1 mesurer de petites différences 

 de potentiel, par MM. A. Perot et Gh. Farry. (Comptes rend. 

 Acad. des sciences , t. CXXIV, p. 180.) 



Lorsque les plateaux d'un électromètre absolu de lord Kelvin 

 sont constitués par des disques de verre argentés, leur parallélisme 

 et leur distance (de l'ordre du dixième de millimètre) peuvent être 

 l'un contrôlé, l'autre mesurée par une méthode interférentielle. 

 Grâce au faible écartement des deux plateaux, on peut, au lieu 

 d'employer l'anneau de garde, produire l'attraction entre la base 

 plane d'un cylindre circulaire et un plan quasi indéfini, ce qui 

 simplifie la construction sans entraîner des corrections où le dié- 

 lectrique verre interviendrait. 



La surface attirante inférieure est un cvlindre en verre parfaite- 

 ment circulaire ^, de 1 centimètre de hauteur et 5 centim. 9 de 

 diamètre, légèrement argentée, dont la base supérieure est plane. 

 Il est porté par un système de vis calantes. 



Le plateau supérieur, en verre, est aussi faiblement argenté; 

 il a 2 millimètres d'épaisseur, 7 centimètres de diamètre, et est 

 supporté par trois ressorts. L'appareil, placé dans une cage com- 

 plètement close, est suspendu au plafond d'une cave par des tubes 

 en caoutchouc. On opère par la méthode usuelle en cherchant la 



l; Cette pièce a éié taillée par M. Jobin avec une perfection telle que Pécari 

 maximum entre deux diamètres ne dépasse pas ift,5. 



