166 Dr. H. Joachim. 
Die Messung geschieht in folgender Weise: Unter 
Benutzung einer aus Kimme und Korn bestehenden 
Visiervorrichtung, die sich oberhalb des Okulars befindet, 
richtet man das Fernrohr durch Bewegung der Stell- 
schrauben des Stativkopfess nach dem anzumessenden 
Ziel. 
Fig. 8 Strahlengang im Entfernungsmesser. 
Mittelst des Okulars überzeugt man sich, dass der 
betreffende Gegenstand im Gesichtsfeld des Entfernungs- 
messers erscheint. Durch vorsichtige Drehung des Tele- 
meters um den vertikalen Zapfen des Gestelles bringt man 
den Gegenstand in die Mitte des Gesichtsfeldes, und durch 
Kippen des Instrumentes um seine Längsachse bringt man 
einen geeigneten Teil des Zieles auf die Mitte der 
Trennungslinie. 
Ist als Ziel z. B. ein Kirchturm gewählt, so muss 
derselbe nach dem Einvisieren im Gesichtsfeld die 
Coincidenz Invert 
Fig. 9 und 10 Einstellen des Entfernungsmessers vor dem Messen. 
durch dıe Figuren 9 und 10 veranschaulichte Form 
annehmen. 
1 
