Über optische Entfernungsmesser. 167 
Um die Entfernung festzustellen, dreht man nun an 
dem Messmechanismus des Instrumentes solange, bis sich 
die Bilder zu einem Ganzen vereinigen bezw. sich decken. 
(Fig. 11, 12). Die Entfernung wird alsdann an der Mess- 
trommel abgelesen. 
Coincidenz Invert 
Fig, 11 und 12 Einstellen des Entfernungsmessers nach dem Messen. 
Das Instrument kann übrigens auch so eingerichtet 
sein, dass die Ableseskala im Innern liegt und entweder 
im Okular des Entfernungsmessers selbst oder in einem 
Hilfsokular erscheint. Für die Verfolgung schnell beweg- 
licher Ziele ist diese Anordnung der sogenannten Innen- 
ablesung empfehlenswert. 
Soll der Entfernungsmesser für das Anmessen von 
Luftzielen Verwendung finden, so ist in vielen Fällen 
die Verwendung einer schräg gerichteten Einblicksöffnung 
des Okulars zweckmässig. 
Die Genauigkeit des Instrumentes richtet sich nach 
der Länge der Basis, der Vergrösserung und der Einstell- 
genauigkeit. Nach Untersuchungen von HELMHoLTZ kann 
man unter günstigen Verhältnissen die Einstellgenauigkeit 
mit etwa 10 Sekunden annehmen. Bei zehnfacher Ver- 
grösserung ist also der in Betracht kommende Einstell- 
fehler gleich einer Sekunde. Dieser Winkelfehler ent- 
spricht bei den verschiedenen Basislängen den in der 
folgenden Tabelle enthaltenen Messfehlern. 
