168 Dr. H. Joachim. 
Tabelle der Messfehler in m: 
Entfernungen Länge der Basis 
in m 08m| 10m|15m | 3m | 5m 
400 10 7.208 05 | 
700 3,0 2,4 1,6 08 05 
1000 6,0 4,8 32 1,6..210 
1500 13,6 10,9 7,3 36 22 
2000 24,2 19,4 12,9 65| 39 
3000 45 286 | 201 ae 
4000 96,9 | 77,6. -DL8 | 2580 159 
5000 151,5 | 121,2 | 80,8 | 40,41°242 
10000 e = 323,2 | 161,6 | 97,0 
Um die Justierung des Instrumentes zu prüfen, 
verwendet man besondere Hilfsapparate, Justierlatten und 
dergl. Neuerdings werden die Instrumente auch mit Ein- 
richtungen versehen, die eine Justierung ohne Hilfsapparate 
gestatten (sogenannte Innenjustierung). 
Die Anforderungen, welche an die Genauigkeit des 
Instrumentes gestellt werden, sind derartig hohe, dass nur 
durch die vollkommensten Hilfsmittel, welche der modernen 
Präzisionsmechanik und Optik zu Gebote stehen, die Lösung 
der Entfernungsmesser-Frage erfolgen konnte. Bezüglich 
der Optik braucht man nur daran zu erinnern, welche 
Schwierigkeiten es macht, zwei Feernrohre, deren Gesichts- 
feldbilder unmittelbar nebeneinander in demselben Okular 
erscheinen, so vollkommen gleichartig bezüglich Ver- 
grösserung, Bildschärfe usw. herzustellen, dass die beiden 
Bilder als von einem einzigen Fernrohr entworfen er- 
scheinen. | 
