12 n. August Žáček: 



ii +^2. 



Druhý drátek jest při tomto měření bez proudu. Vzhledem 

 k tomu, že drátky i obě koule jsou úplně stejné, jest vý- 

 chylka kapalinového indexu úměrná veličině: 



íídi + Í2)^ — ^l' — h^] dt — 2jhÍ2dL 



o , o 



Dvou thermoelementň užívá Isakow*^): Dva zcela stejné 

 thermoelementy (o stejném odporu a citlivosti) jsou zařa- 

 zeny do dvou sousedních větví Wheatstoneova mostu, jehož 

 druhé dvě větve jsou tvořeny dvěma stejnými ohmickými 

 odpory, takže jest most vyrovnán. Do jedné diagonály mostu 

 jest zapiata cívka induktivně spřažená s primárním kruhem,, 

 do druhé pak cívka spřažená induktivně s kruhem sekun- 

 dárním. Druhé dagonály thermoelementň jsou spojeny přes 

 tlumící cívku proti sobě ke galvanometru, jehož výchylka 

 jest pak úměrná veličině: 



X co on 



ih + iiY dt —j (^l — izY- dt = 4j i^i^dt 



o b o 



Při všech těchto methorlách, jež udávají hodnotu dy- 

 namometrického effektu ip (1,2), jest pod>tatnou podmínkou, 

 aby všechny užité thermoelementy resp. ohřívací drátky 

 byly co do elektrických vlastnosií identické. Methoda Isa- 

 kowova vyžaduje vedle toho i vyrovnání mostu, methoda 

 Kannova stejnosti obou koulí. 



V některých případech však možno s výhodoij užiti 

 methody, kde vystačíme pouze s jediným thermoelementem. 

 Odpadá obtíž [lé vyrovnávání jednotlivých částí apparatury. 

 Ovšem má tato methoda zase svoji nevýhodu: údaje stroje 

 neudávají nám totiž přímo resonanční křivku, tu dostáváme 

 teprve z rozdílu dvou údajů. Nutno tedy prováděti dvojná- 

 sobný počet měření. 



Methoda sama jest neobyčejně jednoduchá: Indikátorový 

 kruh s jediným thermoelementem obsahuje dvě cívky, jimiž 

 jest extremně volně spřažen jednak s kruhem I. jednak 

 s kruhem II. Kommutátorem lze jednu z cívek indikátoro- 



/(.-, 



6) L. IsAKOW: Phys. Zs. 12. 1224. 1911. 



