studie o kondeiiéátorových kruzích. 13 



vého kruhu kommutovati. Měří se výchylky galvanometru 

 při obou polohách kommutátoru. Eozdíl výchylek galvano- 

 metru jest úměrný dynamometrickému effektu 



yj (1,2)= jiihdt. 

 o 

 Obě indikátorové cívky musí míti takovou vzdálenost a vzá- 

 jemnou polohu, aby bylo možno zanedbati jich vzájemnou 

 indukci. Potom jest samoindukce indikátorového kruhu při 

 obou spojeních táž a rovna součtu samoindukcí obou cívek. 



Jednoduchá theorie methody jest tato*): 



Budiž 

 Bs odpor I indikátorového ' 



L33 koefficient samoindukce I kruhu, 



Misi koefficienty vzájemné indukce / I. 

 M23' indikátorového kruhu s kruhem I II. 

 h \ intensita proudu v indikátorovém | před kommutací 

 ii I kruhu \ po kom mutaci. 



Pak platí pro indikátorový kruh při jedné poloze kom- 

 mutátoru: 



iÍ3^3- M,,^^ Ah,^^ Lss^^, 



po kommutaci: 





Rťh — 



: M.^;; + M. 



dii 

 dt 



■ JLVss 



dÍ4. 

 dť 





Píšeme-li pro 



jednoduchost dá 



■L/33 



Juzz 



M23 



j = m2, 



-L/Sd 



le: 







lze 



předcházející rovnice psáti ve t 



varu: 







(1) 



dis 

 dt 



1 . dii 



— m^ 



di, 

 dt 



? 



*) Doufám, že později budu moci podati přesnou theorii me- 

 thody, z níž budou patrný hranice, v nichž lze methody užiti, 

 a velikost chyby, jichž se dopouštíme při užitých zjednodušeních. 



