16 II. August Žáček: 



wi ^ 6 . 10* — 6 . 10^ 



možno tento druhý člen proti i-^ vůbec zanedbati, vyjímaje 

 snad extremně krátké doby, kdy i^ prochází nullou; zane 

 dbáti jej možno tím spíše, poněvadž lze induktanci indiká- 

 torového kruhu voliti velkou proti ohmickému odporu, takže 

 potom jest také r malé. 



Podobně lze vésti důkaz i pro 



i máme tedy celkem 



^3 — i^ = — ^nioio- 



Rozdíl v^-chylek galvanometru před a po kommutaci 

 udává nám tedy hodnotu výrazu 



00 



T = 4mim2 / iÁdt 



t. j. jest úměrný dynamometrickému effektu ř/'(l,2) . 



Induktivním spřažením indikátorového kruhu jak s kru- 

 hem primárním, tak měrným pozměňuje se poněkud spřa- 

 žení mezi kruhy I. a II., a sice při měření křivky 



/ 



ih + hY dt 



jest tím spřažení mezi oběma kruhy poněkud zvýšeno, při 

 křivce 



00 



(^i ~ i^y dt 



o 

 poněkud zmenšeno. To způsobuje při příliš těsném spřažení 

 indikátorového kruhu, že prvá křivka vyjde poněkud vý- 

 še, druhá poněkud níže, průsečík obou (jehož poloha udává 

 nám resonanci) se trochu posune. Nutno tedy voliti spřažení 

 indikátorového kruhu s oběma kruhy (I. a II.) tak volné, ahy 

 další uvolnění tohoto spřažení nemělo již vlivu na polohu 

 průsečíku obou křivek. 



Jest přirozeně nevýhodou popsané methody, že výchyl- 

 ky galvanometru nedávají nám přímo hledaný effekt; s druhé 

 strany však jest tato methoda v provedení neobyčejně jedno- 



