studie o kondensátorových kruzích. 17 



ducha, nevyžadujíc žádné zvláštní apparatury: stačí jedno- 

 duché nspořádání, jehož se užívá k měření obyčejných reso- 

 nančních křivek. Proto se najde jistě často příležitost jí 

 užiti. 



Bližší údaje, hlavně také pokyny k praktickému prová- 

 dění a schéma spojení, uvedeny jsou v poslední kapitole 

 str. 41. a násl. 



(Lze sice užitím dvou stejině citlivých thermoelementu 

 zapiatých proti sobě přes galvanometr modifikovati popsanou 

 niethodu tak, že odečítání oněch dvou integrálů 



j h^-dt a ju^ 



df 



provádí si stroj sám, takže výchylky galvanometru jsou přímo 

 úměrný integrálu 



op 



\iiiidt ; 



pak ovšem přestane býti methoda tak neobyčejně jednoduchá, 

 jak jsme ji viděli. Kommutace provádí se při tom Edelman- 

 novým rotujícím kommutátorem; druhého kommutátoru syn- 

 chronně rotujícího na téže ose užijeme jaiko přepínače. Při 

 jedné poloze prvního kommutátoru jest pomocí druhého 

 kommutátoru zapiat do kruhu thermoelement první, po kom- 

 mutaci pak thermoelement druhý. První thermoelement udává 



jh^dt, druhý jú^dt; výchylky galvanometru, spojeného přes 

 o b 



oba thermoelementy zařazené proti sobě, jsou pak úměrný 

 rozdílu 



/ h^dt — / u'dt^=^4:mim2 j iihdt . 



o 



Methoda tato hodí se sice k demonstraci průběhu inte- 

 grálu {iiHdt, ale k měření se nehodí pro těžko odstranitelné 



o 

 nepravidelnosti v rotujícím kommutátoru.) 



