18 



II. August Žáček: 



Indukční d y n a m lO m e t r. 

 K měření effektu ^ (1,2) =h'i^2(ií bylo by možno pro- 







^té užiti obyčejného dynamometru, jehož pevnou cívkou 

 bychom posílali proud i^ primárního kruhu, a pohyblivou 

 cívku připojili do měrného kruhu, takže by jí procházel proud 

 4. Je to však spojeno se značnými obtížemi: Jednak jsou pon- 

 deromotorické síly, jež se mají měřiti, velmi malé, jednak 

 bychom zařazením pohyblivé cívky s jejím' jemným závěsem 

 přímo do sekundárního kruhu zvětšili příliš jeho útlum. Proto 

 konstruovali Mandelstam a Papalexi^) k měření dynamo- 



J, 



TZ 





Obr. 1. 



metrického effektu zvláštní indukční dynamometr (Kurz- 

 schlussring-dynamometer) , jenž se pro tato měření velmi do- 

 bře osvědčil. Ježto jsem jej také užíval při studiu vli\m 

 krátkých jiskřišť, popíši jej poněkud zevrubněji a sice v té 

 úpravě, jak jsem si jej dal v ústavní dílně zhotoviti: Dvě 

 čtvercové cívky 8^, S2 (obr. 1.) navinuty jsou na dřevených 

 rámečkách dimensí 95 X 95 mm resp. 65 X 65 mm. Tyto rá- 

 mečky mohou se otáčeti kolem vertikální osy a mají v zjusto- 

 vaném apparátu státi na sobě kolmo. Mikrometrickými šrou- 

 by, jež se opírají o páky přidělané k rámečkům, lze jejich 

 polohu kolem normální polohy kolmé poněkud měniti. 

 Každá cívka obsahuje po 4 závitech šňůrky svinuté z 3 X 40 

 jednotlivě emaillem isolovaných měděných drátků (0*07 mm 

 v průměru). Konce cívek jsou vyvedeny k pevným svorkám, 

 k nimž se připojuje jednak kruh I., jednak měrný kruh II. 



^) L. Mandelstam a N. Papalexi: Ann. d. Phys. 33. 490. 1910. 

 Jahrb. d. drahtl. Tel. 4. 605. 1911. 



