studie o kondeneátorovýířli kruzích. 21 



_ __ á7v'+.AoW 



Je-li měrný kruh ispřažen s primárním kruhem extremně 

 volně, jest druhá korrekce tak malá, že ji lze bez chyby za- 

 nedbati. 



Zvolíme-li závěs tak jemný, že možno jeho direkění 

 sílu o} zanedbati proti iV^Mi i^(l,l), dostáváme v 1. případě 



v druhém případě pak 



_ _Li2 1// (1.2) 



t. j. údaje dynamometru závisejí pouze na poniěru 



^ (1.2) 

 i/^ (lA) ' 

 v širokých mezích však nikoliv od počtu primárních výbojů, 

 od nepravidelností přerušovače, což jest nemalou jeho před- 

 ností. 



Béře-li se také ohled na působení odporu prstenu dyna- 

 mometru, vychází z přesné theorie stroje, že effeikt i//(l,2) 

 prochází nullou pro rozladění 



?o = — 4^3(^1 + ^-2), 

 kde značí 



^~~Í\' ^^-2L33' 

 při tom se vztahuje index 3 na prsten. 



Bližší údaje o methodě, jejím užití, zároveň se schéma- 

 tem spojení uvedeny jsou v poslední kapitole prvního dílu 

 (str. 45. a násL). 



E 1 e k t r o m e t r i c k é m e t h o d y. 



Další skupina method užívá k měření určitých bilineár- 

 ních effektů, z nichž lze stanoviti konstanty kondensátoro- 

 vých kruhů, binantního elektrometru Curie-Dolezalkova. 

 Podle theorie, již podal Dolezalek,^) platí pro výchylku 

 jehly binantního elektrometru jednoduchý vztah 



8) F. Bolezalek: Ann. d. Phys. 26. 312. 1908. 



