42 II' August Žáček: 



zastavena pevně na 720 cm, změna kapacity dala se jen 

 kondensátorem K\\ pootočením o jeden dílek škály (buď 

 v positivním nebo negativním smyslu) změní se kapacita 

 o 0*52 cm- (srov. obr. 7.). Sp^, Sp^ jsou dva páry cívek spro- 

 středkujících induktivní spřažení indikátorového kruhu jak 

 s kruhem studovaným (II.), tak s měrným kruhem (III.) . 

 K značí miniaturní kommutátor, Th — Klemenčičův thermo- 

 element (kombinace: konstantan-manganin, 0'015 mm v prů- 

 měru), G — cívkový galvanometr fy Siemens-Halske s od- 

 porem systému 50 Q. Byl mu předřazen takový odpor, že 

 výchylky byly již téměř aperiodické. 



Kruh II. byl naladěn na kruh I. Vlnitá délka / kruhu II. 

 jest rovna ca 700 m. Spřažení mezi oběma kruhy bylo zvoleno 

 daleko volnější než je ono, Dro něž vystupují v resonanční 

 křivce dvě maxima od spřažení. Spřažení mezi indikátoro- 

 vým kruhem a kruhy II. resp. III. a mezi těmito kruhy 

 bylo zvoleno tak volné, jak dovolovala citlivost thermoele- 

 mentu a galvanometru. 



Při vlastním měření skákala jiskra jen tak dlouho, kolik 

 bylo nutno k odečtení výchylky. Abych eliminoval vliv 

 změny intensity během celé série pozorování, bylo vždy mezi 

 dvěma pozorováními opakováno měření pro určitou hodnotu 

 kapacity K'3 (kontrolní měření). Jednotlivé výchylky pak 

 děleny vždy středem ze dvou sousedních kontrolních měření. 



Při definitivním měření stanovena nejprve resonanční 

 křivka proudového effektu v indikátorovém kruhu tím způ- 

 sobem, že ponecháno pouze spřažení Sp^. V obr. 7. je to 

 křivka I. Potom připojeno také spřažení Sp2 a měřeny pro 



jednotlivé polohy indexu kapacity K\ jednak j (^ + hV^i 



o 



a po kommutaci cívky v Sp^ konečně i hodnota integrálu 



00 



/ (2*2 — i^ydt. v obr. 7. jsou to křivky II. resp. III. Z obou 

 o 

 těchto křivek konstruována odečítáním ordinát křivka lY., 



jež nám znázorňuje průběh effektu li-ii^dL 



o 



