studie o kondensátorových kruzích. * 45 



Uvážíme-li výhody i nevýhody popsané methody, po- 

 kuá jí užíváme k určování frekvence, lze říci: Proti metlio- 

 dám založeným na kvadratických effektech jest tento způsob 

 daleko rychlejší, a což jest hlavní, také mnohem přesnější. 

 Stačí totiž k velmi přesnému určení frekvence pouze čtyři 

 měření, kdežto u obvyklých resonančních method nutno 

 měřiti množství bodů kolem maxima; polohu maxima nelze 

 dále určiti nikdy s takovou přesností jako průsečík dvou pří- 

 mek. Proti ostatním methodám, které přímo udávají pří- 

 slušný bilineární effekt, má naše methoda jisté nevýhody. 

 Naproti tomu však jest velkou její předností, že nevyžaduje 

 zvláštních strojů a zařízení, že není třeba zdlouhavé justace 

 — vystačíme téměř s apparaturou potřebnou k měření oby- 

 čejné resonanční křivky. Nemalou výhodou uvedené methody 

 jest také to, že je možný snadný a jednoduchý přechod k mě- 

 ření obyčejné resonanční křivky, což je důležito z toho dii- 

 vodu, že z tvaru resonanční křivky usuzujeme, zda studované 

 oscillace mají normální průběh či nikoliv. 



Indukční dynamometr. 



Indukčním dynamometrem v úpravě popsané na str. 18. 

 byly měřeny konstanty elektrických oscillací kondensátoro- 

 vého kruhu s jiskrou. Při měření užito téhož uspořádání 

 jako v druhé části práce při studiu vlivu krátkých jisker 

 (schéma spojení na obr. 12. str. 54.) s těmito změnami: Jiskři- 

 ště bylo tvořeno dvpma magnesiovými kuličkami průměru 

 1 cm ve vzdálenosti ca 6 mm. Sekundární cívka dynamo- 

 metru nebyla zapiata přímo do měrného kruhu (jak je tomu 

 na schematě), nýbrž spojena s ním induktivně tak, že při- 

 pojena ke koncům cívky obstarávající spřažení s kruhem 

 měrným. Kapacita měrného kruhu byla tvořena dvěma pa- 

 rallelně spojenými vzduchovými kondensátory, jedním o stálé 

 kapacitě 540 cm a druhým o kapacitě proměnlivé. Před vlast- 

 ním měřením byl dynamometr dokonale zjustován: Nejprve 

 zapiata pouze primární cívka dynamometru, zatím co je spo- 

 jení s jeho sekundární cívkou přerušeno; stáčením primární 

 cívky hledíme docíliti toho, aby zrcadélko dynamometru ne- 

 ukazovalo výchylky. Potom zase vypneme primární cívku 



