studie o kondeusátorových kruzích. 47 



primárního a kruhu měrného. Jednotlivé hodnoty kolísají po- 

 někud — střední hodnota jest ,9^1 + ^2 = 00267. Pro touž ve- 

 ličinu dostáváme z poloh extrémů effektu ip (1,2) hodnotu 

 0*0264. Souhlas mezi oběma čísly jest jistě velmi dobrý. 



Methody elektrometrické. 



Kdežto předešlé methody byly zkoušeny jednak na kon- 

 densátorovém kruhu s jiskrou, jednak na kruhu volně spřa- 

 ženém s primárním kruhem, byly v dalším probírané me- 

 thody elektrometrické k vůli úplnosti zkoušeny také na kru- 

 zích, v nichž vznikaly oscillace nárazovým buzením. Uspo- 

 řádání, jehož bylo při tom užito, jest v celku totéž, jak jest 

 znázorněno schematicky na obr. 6. Jiskři stě jest typu desko- 

 vého, jak je staví společnost Telefunken; podle žádané vý- 

 konnosti užíváno jiskřiště jednoduchého až čtyřnásobného. 

 K docílení čistého buzení nárazem pracováno pravidelně při 

 velmi četných parciálních výbojích. Sekundární kruh byl 

 s primárním spřažen tak těsně, jak jen bylo možno, aniž by 

 nastávalo zpětné vzplanutí jiskry, t. j. voleno takové spřa- 

 žení, aby proud v sekundárním kruhu byl maximální. Měrný 

 kruh byl se studovaným kruhem sekundárním spřažen co 

 nejvolněji. Při měření resonanční křivky proudového effektu 

 byl s měrným kruhem induktivně spřažen indikátorový kruh 

 s thermoelementem. Ježto byl jeduak užitý (evakuovaný) 

 thermoelement velmi citlivý, s druhé strany bylo zase pra- 

 cováno jak v primárním tak sekundárním kruhu se značnými 

 intensitami, ukazoval galvanometr výchylku, a to někdy dosti 

 značnou, i tehdy, když spřažení mezi kruhem měrným a in- 

 dikátorovým bylo velmi uvolněno, ba dokonce tato výchylka 

 zůstala i v tom případě, kdy? měrný kruh byl odstraněn nebo 

 přerušen. Důvod nutno hledati v oscillacích, jež vznikají pří- 

 mým působením primárního resp. sekundárního kruhu jednak 

 v cívce indikátorového kruhu, jednak ve vedení a cívce gal- 

 vanometru. Tyto parasitní proudy způsobují procházejíce 

 drátky thermoelementu výchylku galvanometru. Byly zkou- 

 šeny různé způsoby odstraniti ji. Nejlépe osvědčilo se toto: 

 ke svorkám thermoelementu, k nimž připojen galvano- 

 metr, připojena současně velmi značná kapacita (20 MF). 



