48 ^ II. August Žáček: 



Oscillacím, jež vznikají indukcí ve vedení galvanometru, 

 podává se tak kondensátorem vedlejší spojení o malém od- 

 poru, takže thermoelemeatem prochází již jen malá jich část. 

 Zvýšením odporu v kruhu galvanometru lze pak vůbec snížiti 

 intensitu těchto oscillací. Současným užitím obou těchto opa- 

 tření bylo lze docíliti značného zmenšení výchylky galvano- 

 metru, úplně ji odstraniti se však nepodařilo. Proto byla po- 

 kládána za nullovou polohu galvanometru jeho výchylka při 

 přerušeném kruhu měrném. 



Binantní elektrometr (se zrcadélkem) v úpravě Dole- 

 zalkově byl justován tím způsobem, že oba binanty a obal 

 spojeny se zemí, obě poloviny jehly připojeny pak na př. 

 na kondensátor měrného kruhu, jehož jeden bod na př. střed 

 samoindukční cívky, odveden k zemi. Stáčením jehly a ev. 

 korrekcí pomocí stavěčích šroubů snadno se dá docíliti toho, 

 že jehla jest v klidu, i když na polepech kondensátoru jest 

 střídavý potenciál. Bližší údaje o připojení elektrometru uve- 

 deny jsou při jednotlivých methodách. 



Methoda udávající i (1,2). 



Obě poloviny jehly spojíme s konci a, h cívky Sp^, bi- 

 nanty pak se svorkami c, d cívky Sp^ (obr. 6.). Konce a, c 

 cívek odvedeme k zemi. Ještě výhodnější jest odvésti k zemi 

 středy cívek 8p2 a Sp^, pak totiž jest celé uspořádání úplně 

 symmetrické a platí proporcionalita mezi výchylkou jehly a 

 rozdíly potenciálu i pro velké výchylky a vysoké potenciály. 

 Elektrometr justován popsaným způsobem. Někdy ukazoval 

 elektrometr výchylku i tehdy, když měrný kruh III. byl pře- 

 rušen. Důvod jest patrně týž jako pro analogickou výchylku 

 galvanometru — úplně ji odstraniti nebylo možno, proto 

 byla za nullovou polohu elektrometru pokládána výchylka 

 při přerušeném kruhu měrném. 



V obr. 9. jsou graficky znázorněny jednak obyčejná re- 

 sonanční křivka (I.), jednak effekt ;í (1,2) (II.) měřený 

 popsanou methodou. Jako abscissy nanášeny jsou dílky kon 

 densátoru K'^ (jeden dílek — 0*52 cm) ; kapacita konstant- 

 ního kondensátoru K^ jest rovna 715 cm. Vlnitá délka studo- 

 vaného kruhu jest rovna ca 700 m. 



