109 



Z toho jest viděti, že může roztok síranu ceria při 15° C obsa- 

 hovati na 100 d. vody od 14*52 do 31*62 soli bezvodé, dle toho, za 

 jakých poměrů byl nasycen. Roztok, obsahující 31*62 částí, je arciť 

 pro teplotu 15° přesycen, ale o roztocích ostatních totéž tvrditi nelze. 



K určení hutnoty roztoků sloužily dva piknometry, zhotovené dle 

 udání mého od Miillera v Bonnu. Větší (a) má obsah 225 CC, menší 

 (b) pak 18*9 CC. Úzké hrdélko, nahoře dobře broušenou zátkou opa- 

 třené, má uprostřed dvě známky, vzdálené od sebe 1 mm. K určení 

 teploty sloužil dobře vyzkoušený normální teploměr Geisslerův, rovněž 

 od Mullera, ukazující zřetelně ještě 0*01° C. 



Veškerá určení hutnoty děla se přesně při teplotě 15° C. K tomn 

 cíli se vpraví piknometry do malého reservoiru v podobě parallelo- 

 pipedu, opatřeného ze čtyř stran deskami z broušeného skla a jímající 

 as 4 litry vody. Přivedeme-li teplotu vody uměle na 15° C, změní se 

 teplota ta rychle dle teploty vzduchu v pracovně panující. Jestliže ale 

 udržujeme teplotu laboratoria (ve výši 1 m od podlahy, v níž stojí 

 lázeň naše) uměle při 15*5°-— 15*6° C, což se dá snadno dosíci zapá- 

 lením plynových plaménků pod Bunsenovými hliněnými diggestoriemi, 

 podaří se nám, při jistém cviku, nahraditi ono teplo, které lázeň vy- 

 pařováním ztrácí, přiváděním přírůstku tepla z venku tak, že lázeň 

 podržuje konstantní teplotu 15° C po */ 4 &% Va hodiny, dobu to více 

 než dostatečnou ku přesnému provedení pokusu. 



Při zařízení tomto jsem kalibroval zmíněnou část hrdélka pikno- 

 metrů a shledal, že do prostoru 1 mm dlouhého se vejde u (a) 

 5*44 mgr vody, u (b) pak 3*06 mgr. Jelikož možno lupou při delším 

 cviku ještě as 0*05 mm odečísti, obnášela by chyba určení volumu 

 0*2— 0*3 mm 3 , čili chyba spůsobená tím v hutnotě, obnášela by 

 ±0*00001 — 2. 



Vážení dělo se co nejpřesněji. Závaží byla co nejpečlivěji vy- 

 zkoušena dle methody Kohlrausch-ovy, a zdánlivá váha vážených hmot 

 nejprve korrigována dle odchylek závaží, načež redukována váha ta 

 na vakuum. Děje-li se vážení dle methody vibrační, nemusí obnášeti 

 chyba ve váze více než 0*1 mgr, což obnáší v hutnotě ±0*00001. 



Chyba, způsobená konečně odečtením teploty jest tak nepatrná 

 (0*01 mgr), že se v resultatu u porovnání s chybami druhými ani 

 nejeví. 



K výpočtu hutnoty roztoků při 15° C vzato bylo pro hutnotu 

 vody číslo 0*999159, jelikož volum vody při 15° C dle souhlasných 

 určení, která provedli Despretz, Kopp, Hagen, Mathiessen, Rosetti 

 a Jolly obnáší průměrem 1*000842 (volum při 4° C = 1). 



