362 Graduation des Cloches. 

 tranfporter fur une cuve à eau , plane. V , figu- 

 res j & z. Alors on tranfvafe l'air dans une 

 cloche qui a été graduée de la manière dont 

 je vais l'expliquer , & on juge de la quantité 

 du gaz par les graduations de la cloche. 



A cette première manière de déterminer le 

 volume du gaz , on peut en fubflit'uer une autre 

 qu'il eft bon d'employer comme moyen de 

 vérification. L'air ou le gaz une fois tranfvafe, 

 on retourne la cloche qui le conteuoit , & on 

 y verfe de l'eau jufqu'aux. marques E F ; on 

 pèfe cette eau , & de fon poids on en con- 

 clut le volume , d'après cette donnée qu'un 

 pied cube ou 1728 pouces d'eau pèfent 70 liv. 

 On trouvera à la fin de cette troifîème partie 

 «ne Table où ces réductions fe trouvent toutes 

 faites. 



La manière de graduer les cloches eiï extrê- 

 mement facile , & je vais en donner le pro- 

 cédé afin que chacun puiiïe s'en procurer. II 

 eft bon d'en avoir de plufieurs grandeurs , Se 

 même un certain nombre de chaque grandeur,, 

 pour y avoir recours en cas d'accident. 



On prend une cloche de crillal un peu forte, 

 longue & étroite ; on l'emplit d'eau dans la 

 cuve repréfentée planche V , fig. 1 -, & on la 

 pofe fur la tablette ABCB. On doit avoir 

 une place déterminée qui ferve conftamment s 



