Graduation des Cloches. 36*3 

 ce genre d'opération , afin que le niveau de la 

 tablette fur laquelle on pofe la cloche foit ton-! 

 jours le même ; on évite par- là prefque la feule 

 errera dont ce genre d'opération foit fufcep^ 

 tible. 



D'un autre côté , on choifit une bouteSle à 

 gouîeau étroit qui , pleine à rafe , contienne 

 jufte 6 onces 3 gros 61 grains d'eau, ce qui 

 répond^ un volume de 10 pouces cubiques. 

 Si on ne trouvoit pas de bouteille qui eût pré- 

 cifément cette capacité , on en prendrait une 

 un peu plus grande , & on y coulerait un peu 

 de cire fondue avec de la réfine , pour en di- 

 minuer la capacité : cette bouteille fert d'étalon 

 pour jauger la cloche , & voici comme on y 

 procède, On fait palier l'air contenu dans cette 

 bouteille dans la cloche qu'on fe propofe de 

 graduer , puis on fait une marque à la hauteur 

 jqfqu'à laquelle efl: defcendue l'eau. On ajoute 

 une féconde mefure d'air & on fait une nou- 

 velle marque ; on continue ainfî jufqu'à ce que 

 toute l'eau de la cloche ait été déplacée. Il eft 

 important pendant le cours, de cette opération , 

 que la bouteille & la cloche foient mainte- 

 nues conftamrnent à la même température , 

 & que cette température diffère peu de celle 

 de l'eau de la cuve. On doit donc éviter 

 «l'appliquer les mains fur la cloche , ou au 



