%6$ Graduation des Cloches. 

 moins de les y tenir long-tems , peur ne la 

 pas échauffer : fi même on craignoit qu'elle ne 

 l'eût été , il faudrait verfer deffus de l'eau de 

 la cuve pour la rafraîchir. La hauteur du ba- 

 romètre & du thermomètre ell indifférente pour 

 cette opération , pourvu qu'elle ne varie pas 

 pendant qu'elle dure. 



Lorfque les marques ont été ainfî placées de 

 10 pouces en 10 pouces fur la cloche , on y 

 trace une graduation avec, une pointe de dia- 

 mant emmanchée dans une petite tige de fer. 

 On trouve des diamans ainfî montés pour un 

 prix modique au Louvre , chez le fuceefleur 

 de Parlement. On peut graduer de la même 

 manière des tubes de criftal pour le mercure : 

 on les divife alors de pouce en pouce & même 

 de dixièmes de pouce en dixièmes de pouce. La 

 bouteille qui fert de jauge doit contenir jnfle 

 8 onces é gros 2f grains de mercure; e'efl le 

 poids équivalent à un pouce cubique. 



Cette manière de déterminer les volumes 

 d'air , au moyen d'une cloche graduée , comme 

 On vient de i'expofer , a l'avantage de n'exiger 

 aucune correction pour la différence de hauteur 

 qui exifte entre le niveau de l'eau dans l'inté- 

 rieur de la cloche, & celui de l'eau de la 

 cuve : mais il ne difpenfe pas des corrections 

 relatives, à la. hauteur du baromètre 6k du thejv 



